8 Berg: [92 



zieht, die ausser dem zu messenden Gasdrucke noch auf die Queck- 

 silberÜäche wirkt) ^ 



Zu Beginn der Analyse ist darauf zu achten, dass in den 

 Kapillaren « und in den Kapillaren der Pipetten keine Luftbkäschen 

 sind. Ebenso ; dass beim Einlassen der Gase aus der Pipette ins 

 Kugelrohr die Flüssigkeit bis in die Bohrung des Hahnes H^ vordringt. 

 Die Gase des zu untersuchenden Wassers können vollkommen nach 

 III transportiert werden. Die (wohl fast immer unbeträchtlichen) 

 Spuren Luft, welche in der Einlasskapillare c zurückbleiben, kann 

 man noch entfernen , indem man ein paar Mal mit einem Bunsen- 

 brenner über den äusseren Teil der Kapillare fährt. Es wird also 

 zum Schluss die Genauigkeit der Bestimmungen von der Genauig- 

 keit der Druck- und Volumenmessung abhängen. Stellt man den 

 Quecksilberspiegel auf die Marken ;a<o, tn^, m^^ so ist, wie leicht 

 ersichtlich, die Volumenbestimmung genauer als die Druckbestim- 

 mung. Die Volumina des Kugelrohres bis zu den einzelnen 

 Marken sind mit Quecksilber genau zu kalibrieren. Es sind also 

 nur vier Kalibrierungen erforderlich. Die Fehlergrenze haftet 

 sonach an der Druckbestimmung. Da man den Stand des Queck- 

 silbers im Manometer mit Sicherheit auf + 0,1 mm genau ablesen 

 kann, so kann ein Druck von 2 cm auf 1 "/o genau bestimmt 

 werden. Das Volumen des Kugelrohres bis nio beträgt 20 ccm. 

 Eine Gasmenge von 20 ccm unter 2 cm Druck kann also noch 

 auf 1 ^/o genau gemessen werden. Das entspricht einer Gasmenge 

 von etwas mehr als ^l-z ccm bei Atmosphärendruck. Der Apparat 

 fasst, bis in^ gefüllt, 60 ccm Gas unter einem Druck von 20 cm 

 Quecksilber. Das entspricht einer Gasmenge von etwa 16 ccm 

 unter Atmosphärendruck. Die Dimensionen des Apparates sind so 

 gewählt, dass man von 16 ccm abwärts jede Gasmenge messen 

 kann. Es lassen sich aber auch noch grössere Mengen messen, 

 wenn man die Hähne Hi und H2 öffnet und das Manometer M 

 als offenen Druckmesser benutzt. Das macht freilich noch die 



^ Bei nicht sehr vorsichtigem Arbeiten landen wir beisj^ielsweise folgende 

 Schwankungen des Nullpunktes im Manometer: 



1. Nulllage bei Benetzung des Kugelrohres mit sehr verdünnter Säure 9,10 cm. 



2. Bei Benetzung mit Lauge aus der Pipette 8,99 cm. 



3. Beim Hinzutreten von ammoniakalischer Kupferlösung, die unter 



Einfluss der Lauge Ammoniak freigiebt 9,93 cm. 



4. Nach Spülen mit verdünnter Säure und neuer Beuetzuug durch 



Kupferlösung 9,39 cm. 



