93] Ueber einen Apparat zur Gasanalyse. 9 



Berücksichtigung des Barometerstandes notwendig. — In 100 ccm 

 Leitungswasser sind etwa 2 ccm Luft gelöst. Die Fehler bei der 

 Analyse dieser Luft brauchen also 1 ^/o nicht zu erreichen. 



Zum Schluss seien noch die Zahlen von einigen mit dem 

 Apparat vorgenommenen Gasbestinimungen mitgeteilt. 



1. Bei einer Temperatur von 16,75*^ C. und einem Luftdruck 

 (Barometerstand minus Wasserdampftension) von 741,6 mm wurde 

 eine Quantität Wasser durch eine Stunde lang fortgesetztes Schütteln 

 mit Zimmerluft gesättigt, und dann 100 ccm des Wassers im 

 Apparat ausgekocht. Für die betreffende Temperatur sind die 

 Absorptionskoeffizienten von 





0,0338 

 0,01732 



0,9577, 



CO2 

 demnach sind in 100 ccm Wasser theoretisch absorbiert: 



3,38 . 741,6 . 20,9 ^ ^^^ 



O2 - -- ' ^j^ ~ = 0,689 ccm 



_^ 1,732-741,6.79,0 , ^^^ 



N, = ^ ^ '- = 1,335 ccm 



95,77 • 741,6 -0,1 , 



CO2 = ^ ^^^ — = 0,093 ccm, 



indem 20,9^0 0.; 79,0 N^; 0,1 7o COo in der Luft vorausgesetzt 

 werden. — Die Auskochung ergab statt der theoretischen Werte: 



O2 =0,711 ccm 

 N2 = 1,381 ccm 

 CO2 = 0,206 ccm. 



2. Derselbe Versuch mit Luft aus dem Freien bei 18,3^ und 

 750,5 mm: 



' Es sind für und N die wohl zuverlässigsten Zahlen von Bohr und 

 Bock benutzt, vergl. Landolt-Börnstein, 2. Aufl. S. 257; für CO^ s. S. 259. 



