10 Berg: ürber einen Apparat zur Gasanalyse. [94 



Die Unterschiede erklären sich bei O9 und iV^ aus der Un- 

 sicherheit der Berechnung. Der zu grosse Wert der gefundenen 

 Kohlensäure erklärt sich aus der Thatsache, dass das destillierte 

 Wasser als schwach alkalische Glaslösung CO2 gebunden enthielt, 

 das wegen des Zusatzes von Säure beim Auskochen ausgetrieben 

 wurde. 



3. Um auch die Brauchbarkeit des Apparates bei höheren 

 CO2- Gehalten zu prüfen, wurden 20 ccm Sodalösung auf 1 1 auf- 

 gefüllt, mit kohlensäurefreier Luft gesättigt und davon 100 ccm aus- 

 gekocht. Der Gehalt von 20 ccm der Sodalösung an CO2 wurde 

 durch Titrieren mit Normalsäure zu 49,08 ccm bestimmt. In den 

 100 ccm fanden sich durch Titrieren 4,91 ccm, durch Auskochen 

 und Analysieren 4,59 ccm. 



