2^37] Ekdmagnetische I/ntersuchungen im Kaiserstuhl. 4 



Sämtliche Bestimmungen von Horizontalintensitäten im Kaiser- 

 stubl sind Messungen der Differenz der Intensität zwischen dem 

 untersuchten Ort und Freiburg i. B. Die DekUnationen und In- 

 khnationen sind mit einem Deviationsmagnetometer gemessen, welches 

 Herr Geh. Rat Neümayer aus den Beständen der Seewarte zur 

 Verfügung stellte. Das Instrument bestand aus einem Teilkreis 

 mit Nonius -Ablesung bis auf 1' und excentrischem Fernrohr, auf 

 welchen nach der Horizontierung ein Nadehnkhnatorium gesetzt 

 wurde. Die Schwingungsebene der Nadel brachte man entweder 

 nach den Angaben einer gleich zu beschreibenden Deklinations- 

 nadel oder durch Vertikalstellung der Inkhnationsnadel in den 

 magnetischen Meridian und las beide Spitzen ab, wobei auf jeder 

 Station die Nadel umgelegt und ummagnetisiert wurde. Die In- 

 klination fand sich, wenn man eine Lupe (zur Kreisablesung) be- 

 nützte bis auf 0°.l genau; so heferten zwei Bestimmungen in Frei- 

 burg i. B. 1898 6. und 19. Nov. J = 63».8 und / = ßS«.?, zwei 

 Messungen in Ober-Rothweil 1898 22. und 27. Aug. die Werte 

 65°. 2 und 65". 1. Zum Zweck der Deklinationsbestimmung wurde der 

 Nordpunkt des Teilkreises dadurch ermittelt, dass man unter gleich- 

 zeitiger Beobachtung der Zeit den Sonnenrand mit dem excentrischen 

 Fernrohr bei niedrigem Sonnenstande direkt, bei hohem unter Be- 

 nutzung eines Peilspiegels anvisierte. Die zur Ermittelung des 

 Sonnenazimutes erforderlichen Zeitbestimmungen geschahen im phy- 

 sikalischen Institut zu Freiburg i. B. durch Messung von Sonnen- 

 höhen mit Prismenkreis und Quecksilberhorizont; bei Berechnung 

 des Azimutes an den Stationen wurde die aus der topographischen 

 Karte im Massstabe 1 : 25000 entnommene Längendifferenz gegen 

 Freiburg i. B. berücksichtigt. Der Gang der benützten Uhr war so 

 konstant, dass die Zeit sich bis auf 1 Sekunde angeben liess. Auf den 

 Teilkreis wurde ein Deklinationskästchen aufgesetzt, in welchem über 

 einer kreisförmigen Elfenbeinteilung eine umlegbare Magnetnadel auf 

 einer Pinne sich bewegte; der Nullstrich dieser Teilung fiel nahe mit 

 der Absehensrichtung des excentrischen Fernrohres zusammen, so dass 

 die Kombination der Kreisablesung, bei welcher die Nadel über dem 

 Nullstrich der Elfenbeinteilung sich befand, mit dem durch die 

 Sonnenbeobachtung ermittelten Nordpunkte des Kreises die Dekli- 

 nation lieferte. Später zu erwähnende Messungen zeigten, dass die 

 an der Nadel abgelesene Deklination um 0'-.28 zu vermindern war, 

 um den wahren Wert dieser Grösse zu erhalten. Die Genauigkeit 

 dieser Bestimmungen ist auf 0°.3 geschätzt. Drei Messungen in 



