5 G. Meyer: [138 



Ober-Rothweil 1898 22. Aug., 27. Aug., 17. Sept. gaben für die 

 Deklination die Werte 8". 8, 8^.7, 8°. 6 und zwei Messungen am 

 Büchsenberg 1898 9. und 20. Sept. beide Male 80.0. 



Zur Erreichung einer grösseren Genauigkeit liess ich einen 

 hohlen Magneten anfertigen, welcher an einem Coconfaden aufgehängt 

 wurde; ein in den Deckel des Dekhnationskästchens eingeschraubtes 

 Messingrohr enthielt die Suspension. Der Magnet schwebte in einem 

 messingenen Träger ruhend im Innern des Deklinationskästchens, 

 aus dem die Pinne entfernt war. Der hohle Magnet, welcher an 

 einem Ende durch eine kreisförmige Blende, am anderen Ende durch 

 eine Linse, deren Brennweite der Länge des Magneten gleich kam, 

 verschlossen war, konnte in seinem Träger um 180*^ umgelegt werden. 

 An diesem befand sich ein Zeiger, welcher über der Elfenbeinteilung 

 spielte. Zur Bestimmung des Einflusses der Fadentorsion wurde 

 der hohle Magnet durch einen gleich schweren, schwach magneti- 

 sierten Stab ersetzt und die Aenderung der Einstellung auf der 

 Elfenbeinteilung abgelesen. Die Genauigkeit der Deklinationsbestim- 

 mung kann man auf 2' schätzen. Zwei Bestimmungen in Ober- 

 Bothweil 1898 27. Aug. und 17. Sept. ergaben die Deklinationen 

 8°.65 und 8". 64. An den Punkten, an denen eine genaue Bestim- 

 mung erforderlich schien, wurde der hohle Magnet verwandt, in der 

 Mehrzahl der Fälle aber die Nadel benützt, welche eine Deklinations- 

 bestimmung in erheblich kürzerer Zeit als nach dem soeben be- 

 schriebenen Verfahren ermöglichte. An einer Reihe von Stationen 

 wurden der hohle Magnet und die Nadel beobachtet; die Ver- 

 gleichung der Resultate zeigte, dass die mit der Nadel erhaltene 

 Deklination um 0".28 zu vermindern war, um die mit dem hohlen 

 Magneten ermittelte zu erhalten. Sämtliche Nadelbeobachtungen 

 haben diese Korrektion erfahren. 



Die Benützung zweier verschiedener Instrumente für Horizontal- 

 intensität einerseits und für Deklination und Inklination andererseits 

 verlangt freilich eine zweimalige Begehung des Geländes, bietet 

 aber bei der geringen Ausdehnung desselben in diesem Falle Vor- 

 teil, da die Zahl der Intensitätsbestimmungen beinahe das Dreifache 

 der übrigen Messungen erreicht und das Intensitätsvariometer ein 

 sehr schnelles Arbeiten gestattet. 



Die nachfolgende Tabelle enthält sämtliche Beobachtungen, 

 bei deren Reduktion die tägliche und säkulare Variation der mag- 

 netischen Konstanten unberücksichtigt blieb. Dieselben gelten für 

 1898.7. Die Angabe der Deklination auf 2 Decimalen bedeutet, 



