4 HiMSTEDT : [88 



Nadelpaar war einem DuBOis-RuBENsschen Galvanometer entnommen 

 und an einem dünnen Aluminiumdrahte so befestigt, dass der 

 Mittelpunkt des unteren Magnets mit dem Mittelpunkte der Scheiben H 

 zusammenfiel, der obere Magnet ca. 1 cm über dem oberen Eaude 

 der rotierenden Scheiben sich befand. Der Kupferdämpfer bestand 

 aus zwei Streifen von Elektrolytkupfer je 0,ö cm dick, 5 cm breit, 

 ca. 25 cm lang, die, nachdem in ihnen die Aussparungen für das 

 Magnetsystem und den Spiegel angebracht waren, aufeinander ge- 

 schraubt und luftdicht verkittet waren. Der Kupferdämpfer war 

 angelötet an die Messingplatte P, welche mit sechs Zug- und Druck- 

 schrauben auf einem Träger befestigt war, der, wie K. ß. KoCH^ 

 beschrieben hat, in einer Mauerecke der Hauptfundamentmauern 

 des hiesigen physikalischen Institutes quer übers Eck, also in beide 

 zusammenstossende Mauern eingemauert war. Das Magnetsystem 

 war an einem ca. 15 cm langen sehr feinen Quarzfaden aufgehängt, 

 und über die Aufhängung war ein dicht schliessendes Messingrohr 

 geschoben, so dass das System vollkommen dicht in ein Metall- 

 gehäuse eingeschlossen war, das nur bei F ein nicht ganz 2 cm 

 grosses Fenster für die Spiegelablesung besass. Trotzdem bei sorg- 

 fältigster Untersuchung sich gezeigt hatte, dass das System in dieser 

 zur Erde abgeleiteten Hülle vollkommen von äusseren elektrostatischen 

 Wirkungen geschützt war, habe ich bei den meisten Versuchen das 

 Glasfenster noch mit einem Drahtgitter bedeckt, durch dessen 

 Maschen hindurch bei guter Beleuchtung der Skale die Ablesung mit 

 dem Fernrohr keine Schwierigkeiten bot. Bei einigen Versuchen 

 habe ich auf das Fenster einen Metalltrichter von solcher Länge auf- 

 gesetzt, dass sein Ende weit über die geladenen Scheiben hinausragte. 



Die gekreuzten Richtmagnete gestatteten, die Schwingungsdauer 

 des Systems stets auf ca. 30 Sekunden einzustellen. Die Dämpfung 

 war dann noch nicht ganz aperiodisch. 



Die rotierenden Scheiben H aus Hartgummi hatten bei dem 

 ersten Apparate einen Durchmesser von 20 cm, bei dem zweiten 

 von 30 cm, und waren 5 mm dick. Sie waren auf die Hartgummi- 

 zylinder C von ca. 6 cm Durchmesser und 6 cm Länge aufgeschraubt, 

 und in diesen letzteren waren, wie aus der Figur zu ersehen, die 

 Metallachsen befestigt. Diese bestanden aus Hartguss und liefen in 

 einem Kugellager, dessen Kugeln aus Neusilber hergestellt waren. 



' K. R. Koch, Relative Schweremessuugen , ausgeführt im Auftrag des 

 Kgl. Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens, Stuttgart 1901 S. 358. 



