— 622 — 
thermometers zu geben, welches sich jetzt in der Sammlung des 
physikalischen Institutes der technischen Hochschule zu Stuttgart 
befindet. Gewisse Wiederholungen des bereits auf S. 615 Gesagten 
sind hierbei unvermeidlich. Das Thermometer besteht aus einer oben 
i 
Bun 
BB 
gel: 
1 Ih 
el 
"ll 
1 
al 
BE 
‚I 
au 
| 1 
a 
1 
a 
I HH) 
a8 
u 
offenen Glasröhre, in deren unterer Erweiterung sich das 
Quecksilber befindet. Das obere, offene Ende der Röhre 
ist zu einer Spitze ausgezogen, so dass hier das in der 
Tiefe durch Erwärmung sich ausdehnende Quecksilber als 
eine Säule von geringem Durchmesser austreten und 
hinabfallen konnte. Diese Glasröhre liegt auf einem Mes- 
singstabe, welcher auf der Rückseite den Namen „Kinzel- 
bach. Stuttgart“ trägt, während auf der Vorderseite 
„Celsius“ eingegraben ist. Dieser Stab ist in 26 Grade 
Celsius geteilt; jeder Grad nimmt eine Länge von 8 mm 
ein und ist wieder in halbe Grade geteilt. Die Zahlen 
der Grade sind in umgekehrter Ordnung angebracht: 
Oben liegt der Nullpunkt und von da an zählen die 
Grade nach abwärts, so dass über der mit Quecksilber 
erfüllten Weitung der Röhre der 26. Grad liegt. Bereits 
oben (S. 616) ist auseinandergesetzt worden, warum 
diese 26 Grade nicht von 0—26, sondern von 2—28 
zählen. 
Die gläserne Quecksilberröhre wie der Messingstab 
liegen in einer runden, oben geschlossenen Schutzröhre 
von Glas, welche unten offen ist und hier in einen aus 
Messing bestehenden Fuss eingekittet wurde. Das oben 
aus der Quecksilberröhre austretende Metall sammelte sich 
daher, was jedoch unwesentlich ist, unten in diesem Fusse 
an. Dieser letztere ist von einem runden Loch durch- 
bohrt, so dass Wasser und Luft in das Innere des Thermo- 
meters eindringen konnten, 
Wenn dieses Thermometer in die Tiefe hinabgelassen 
werden sollte, so wurde es in eine gleichfalls noch vor- 
handene Schutzröhre oder Kapsel von starkem Eisen ge- 
than, so in die Fangschere gestellt, und mit dem ganzen 
Bohrgestänge in die Tiefe hinabgelassen. Auch diese Schutzröhre 
ist von zwei Löchern durchbohrt, so dass Wasser und Luft in die- 
selbe eindringen und durch das Loch des Messingfusses in das Innere 
des Thermometers treten konnten. 
Die Gestalt und Beschaffenheit dieses Geothermometers stimmt 
