023 
fast ganz genau mit derjenigen überein, welche Macnus! abbildet 
und beschreibt. Nur das Glasgefäss, welches zur Aufnahme des 
oben austretenden Quecksilbers dienen soll und von MaAcnus seinem 
Instrumente später? hinzugefügt wurde, fehlt. Auch darin findet 
eine kleine Abweichung statt, dass bei MAcnus der Nullstrich unten, 
bei unserem Geothermometer aber oben ist. 
Die Temperaturmessungen mit diesem Thermometer wurden 
von ManpELSLOH auf zwei verschiedene Weisen angestellt”. Man 
konnte entweder das Geothermometer zusammen mit einem Normal- 
thermometer in ein Wasserbad stellen und letzeres so lange erwärmen, 
bis das Quecksilber eben wieder am oberen Ende ausfliessen wollte. 
Las man in diesem Augenblicke die Temperatur an dem Normal- 
thermometer ab, so hatte man die Temperatur, welche in der be- 
treffenden Tiefe geherrscht hatte. Diese sicherste Art der Temperatur- 
bestimmung — weil sie von gewissen Fehlern der gläsernen Queck- 
silberröhre unabhängig macht — hat MANDELSLoH nur bei den grösseren 
Tiefen angewendet (s. später). Für die geringeren Tiefen benutzte 
er dagegen eine umständlichere Art und Weise: Er setzte das 
Thermometer über Tage in Schnee mit Nulltemperatur und füllte 
es hier mit Quecksilber. Nachdem nun in der Tiefe ein Teil des 
letzteren ausgeflossen war, wurde das heraufgeholte Instrument über 
Tage abermals in Schnee mit Nulltemperatur gebracht. Jetzt konnte 
man direkt an der Skala des Geothermometers die Temperatur der 
betreffenden Tiefe ablesen. 
Nach dieser Bescheibung des Geothermometers wende ich mich 
zu der Besprechung der äusseren Einflüsse, welche bei den 
Messungen schädlich, d.h. fehlererzeugend auf dieses Instru- 
ment eingewirkt haben können. 
! Annalen der Physik und Chemie. 1831. Bd. XXII (LXXXXVIM). S. 136. 
ars HssFiesil,z2,H3: 
? Ebenda. 1837. Bd. X. S. 142. 
> Wenn das Instrument in die Tiefe hinabgelassen wird, so steigt die 
Quecksilbersäule infolge der Wärme in die Höhe; und es fliesst am oberen offenen 
Ende so viel Quecksilber aus, als der Wärme entspricht. Bei den Messungen zu 
Neuffen kam das Geothermometer, da dieselben bei kalter Jahreszeit erfolgten, 
nach dem Aufziehen in allen Fällen über Tage in niedrigere Temperatur, als 
solche in der betreffenden Tiefe geherrscht hatte; die Quecksilbersäule zog sich 
also stets von der oberen Öffnung zurück. Das hätte natürlich auch umgekehrt 
sein können. Wenn z. B. in der Tiefe bei 100 Fuss 10° C. geherrscht hätten, 
oben aber die Lufttemperatur im Sommer 20° Ö. gewesen wäre, dann würde 
oben noch mehr Quecksilber ausgeflossen sein. Aber dieser Fall trat nie ein, 
wie die Tabelle auf S. 609 zeigt. 
