— 65° — 
der Temperatur grobe Beirrungen erzeugt worden sein könnten. Wie 
schwierig es ist, die obere, offene Spitze des Geothermometers bis 
zu höchster Feinheit auszuziehen, geht daraus hervor, dass selbst 
bei den von Braun und Waız bei Sulz benutzten Instrumenten, 
welche erst vor kurzem und mit ganz besonderer Sorgfalt her- 
gestellt wurden, die Grösse des abfallenden Quecksilbertropfens immer 
noch einen Wert von 0,20 und 0,46° C. besass! Feiner konnten 
selbst diese Geothermometer nicht gemacht werden (l. c. 8. 9). 
Es liess sich daher annehmen, das in alten Zeiten hergestellte 
Instrument werde ganz bedeutend weniger fein sein. 
Zu dem Zwecke wurde unser Geothermometer zugleich mit 
einem Normalthermometer in ein Wasserbad gestellt und letzteres 
mehr und mehr erwärmt. Es zeigte sich nun in der That, dass die 
Tropfengrösse des Instrumentes eine viel grössere ist, denn sie be- 
trägt durchschnittlich 2,1° C. gegenüber jenen 0,20—0,46° C.! 
Dieser Mangel unseres Geothermometers ist jedoch immer noch 
nicht ganz so gross wie das bei den zu Schladebach benutzten der 
Fall war, wo er bis zu 2°’ R. betrug. Vor allem aber lässt eine 
einfache Überlegung erkennen, dass dieser Fehler zwar im stande 
ist, eine unrichtige Temperaturangabe hervorzurufen, aber stets nur 
eine zu niedrige, nie eine zu hohe. 
Man stelle sich vor, dass das Geothermometer in die Tiefe 
hinabgelassen wird, dass die Quecksilbersäule nun in seiner Glas- 
röhre in die Höhe steigt und aus der oberen Öffnung derselben 
soeben herauszuquellen beginnen will. Von diesem Augenblicke an 
muss bei unserem Instrumente die Wärme noch weiter um volle 
2,1°C. steigen, bis der allmählich herausquellende Tropfen so gross 
geworden ist, dass er unter alleiniger Wirkung seiner Schwere ab- 
fallen kann. Wird jetzt, sowie dieses eingetreten ist, das Thermo- 
meter emporgezogen, so muss es die in der betreffenden Tiefe 
herrschende Temperatur ganz genau angeben. 
Der genannte Fall wird aber selten eintreten.. Es ist vielmehr 
überwiegend wahrscheinlicher, dass die in der betreffenden Tiefe 
herrschende Temperatur nur hinreicht, um den Tropfen zum Teil 
hervortreten zu lassen. In dieser herausgequollenen Lage verbleibt 
jetzt das Quecksilber, so lange das Thermometer ruhig im Bohrloche 
hängt. Sowie das Instrument aber dann in die Höhe gezogen und 
dadurch erschüttert wird, können zwei Fälle eintreten. 
! Herr Kollege Braun hatte die Liebenswürdigkeit, im physikalischen 
Institute zu Tübingen die Bestimmung auszuführen. 
