— 656 — 
War der Tropfen bereits zum grösseren Teile seines vollen 
Umfanges hervorgequollen, so wird er infolge der Erschütterung zum 
Abfallen gebracht werden. Auch in diesem Falle noch wird das 
Thermometer, oben angelangt, die richtige Temperatur erkennen 
lassen, denn es fehlt ja nun genau ebensoviel Quecksilber in der 
Röhre, als der Temperatur entsprechend herausgequollen war. 
Nun kann aber sehr leicht auch der andere Fall eintreten, 
dass die in der betreffenden Tiefe herrschende Temperatur gerade 
nur hinreicht, um einen kleineren Teil des vollen Tropfens hervor- 
treten zu machen. Dieser Teil mag so gross sein, dass er bei 
unserem Instrumente z. B. !/, oder ?/,° C. entspricht. Wird jetzt 
das Thermometer in die Höhe gezogen, so ist die Erschütterung 
nicht stark genug, um diesen kleinen Tropfen zum Abfallen zu 
bringen. Er bleibt zunächst hängen. In den oberen, weniger warmen 
Teufen zieht das Quecksilber sich aber zusammen und das bereits 
Herausgequollene tritt wieder in die Röhre zurück. Bestimmt man 
nun an dem Thermometer die Temperatur der betreffenden Tiefe, so 
zeigt dasselbe letztere notgedrungen um !/, oder °/,° C. zuniedrig an. 
Es ergiebt sich also, dass das von MAnDELSLoH benutzte Instru- 
ınent in dieser Hinsicht zwar für ganz feine Temperaturbestimmungen 
nicht recht geeignet war; dass aber dieser Einfluss der zu 
bedeutenden Tropfengrösse unseres Geothermometers 
niemals eine zu hohe Temperaturangabe desselben be- 
wirken konnte, sondern höchstens einmal eine zu niedrige. 
Eine weitere Fehlerquelle, durch welche zu hohe Temperatur- 
angaben hätten erzeugt sein können, lag möglicherweise darin, dass 
die das Quecksilber enthaltende Glasröhre von ungleichem Quer- 
schnitte war. Zu dem Zwecke wurde unser Geothermometer zu- 
gleich mit einem Normalthermometer in ein Gefäss mit Wasser von 
6° C. Anfangstemperatur gestellt und dieses dann, durch Zugiessen 
wärmeren Wassers unter stetem Umrühren, auf höhere Temperaturen 
gebracht. Es zeigten hierbei die beiden Thermometer gleichzeitig 
folgende Temperaturen: 
Normalthermometer Geothermometer! 
GRaz. 28,25 C. 
11,90 C, 23,3° C. 
16,6° C. 19,15° C. 
22,1° C. 14,75° C. 
Au. 100. 10.7°.1Q, 
32,4° C. 6,25° C. 
' Bei dem Geothermometer lief die Zählung der Grade von oben nach 
unten, also umgekehrt wie beim Normalthermometer. 
