— 658 — 
Es wird an obiger Tabelle auffallen, dass ın derselben die 
Vergleichung der beiden Thermometer nicht weiter fortgeführt wurde, 
sondern bei 6,25° ©. des Geothermometers stehen blieb. Die Ur- 
sache liegt darin, dass gegenwärtig oberhalb des 6. Teilstriches ein 
feiner Belag von oxydiertem Quecksilber sehr fest an der inneren 
Glaswand der Quecksilberröhre haftete, welcher sich, trotz wieder- 
holten Austreibens des Metalles durch Wärme nicht ausstossen liess. 
Derselbe hinderte in ersichtlicher Weise die Beweglichkeit der Queck- 
silbersäule, machte aber vor allem ihre Angaben ungenau, da er die 
Röhre verengerte. Infolgedessen musste natürlich die Gradeinteilung 
des Geothermometers, welche sich bis an diese Stelle als zu gross 
für dasselbe erwies — indem beispielsweise (Nro. 2) 4,15° — 5,3° 
des Normalthermometers waren — nun in geringerem Masse diesen 
Fehler zeigen. Auf solche Weise erklärte es sich denn wohl, dass 
an dieser Stelle des Geothermometers dieses fast genau mit dem 
Normalinstrumente übereinstimmt. Es stieg nämlich! das 
Normalthermometer von 30,2° C. auf 35,6° C., also um 5,4° C.; 
Geothermometer BRENNT ER ee 
So stellt sich, wie gesagt, jetzt das Instrument dar. Es ist 
jedoch kaum anzunehmen, dass auch damals bereits, als MANDELSLOH 
dasselbe benutzte, die Röhre an dieser Stelle durch oxydiertes Queck- 
silber verunreinigt war. Das wird sich gewiss erst im Laufe der 
Jahrzehnte herausgebildet haben, während welcher die Metallsäule 
an diesem ihrem oberen Ende stets mit der Luft in Berührung stand. 
Wir werden wohl eher annehmen dürfen, dass zu MANDELSLoR’s 
Zeiten? die Gradeinteilung des Geothermometers auch zwischen 
7 und 2° zu gross für die zugehörige Quecksilberröhre war, ganz 
wie das zwischen 28 und 7° der Fall ist. 
Anders dagegen verhält sich der obere Teil der gläsernen Queck- 
silberröhre, von 2° an aufwärts bis zur offenen Spitze. Da eine Ein- 
teilung des Messingstabes an diesem oberen Ende nicht vorhanden 
war, so habe ich dieselbe vollzogen und nachträglich oberflächlich 
Teilstriche ganzer Grade eingeritzt. Es liessen sich über dem 
obersten Teilstrich von 2° noch 9 weitere machen, welche ich von 
' Bei einem früher vorgenommenen Versuche, bei welchem noch ein Tropfen 
Quecksilber mehr im Geothermometer vorhanden war! Daher setzt die vorige 
Tabelle, welche mit 32,4° C. = 6,25 des Geothermometers aufhörte, hier bereits 
mit 30,2° ©. = 7,2 des Geothermometers ein. 
* Der oberste Teilstrich am Geothermometer ist bei 2°, da 0" abgeschnitten 
wurde. $. 616 und 622. 
