GALVANMERETI ELŐVIZSGALATOK. 213 



vethető leolvasási hiba, a vizsgálandó tájolán is maga után von bizo- 

 nyos beállitáei hibát. 2-szor hogy az ekkép hibáa beállítású szög 

 leolvasásában, újra úgynevezett leolvasási hiba követhető el, 

 minélfogva a vizsgálandó tájola elhajlási szöge kettős okból hibássá 

 válhatik. A leolvasási hiba mind a két tájolán egyenlő, és a 

 mint közönségesen felvétetni szokott, 8 — 10 perczre tehető. A be- 

 állitáei hiba (a vizsgálandó tájolán) egyenlő volna a biztosító 

 tájola leolvasási hibájával, ha mindkét eszköz egyenlő érzékeny- 

 séggel birna. Ámde a mi esetünkben a vizsgálat alatt lévő tájola 

 (Gaugain-féle) sokkal érzékenyebb, mint a biztosító (régi szerke- 

 zetű tájola^, minél fogva az emiitett egyenlőség nem állhat ; kérdés 

 tehát, a biztosító tájolán elkövetett leo^lvasási hiba mekkora be- 

 állítási hibát von maga után a másik vagyis a m é r ő tájolán ? 



E kérdést tisztán kísérletileg megfejtendők, bizonyos belterjü 

 folyamba igtatjuk a Rheostatot, a két tájolát, és leolvasván mind a 

 kettőn a tő elhajlását, annyira kisebbítjük a Rheostat segítségével az 

 ellenállást, hogy a biztosító tájola szöge p. o. egy fokkal (Ja) 

 növekedjék; növekedni fog ennek következtében a mérő tájola 

 szöge is p. o. J/9-val, és minthogy az elsőnek '/g-dával (10 pevczczel) 

 hibázhatunk a szögleolvasásban, leend az utóbbinak is '/g-da azaz 

 -g-J/9 bizonyos esetben a keresett beállítási hiba. De ezen munkát, 

 igen különböző p. o. .5 és 5 fokkal egymástól eltérő beállításoknál 

 kell ismételnünk, mert a biztosító tájola különböző szögeinél 

 ugyanazon szögnövekedésnek különböző J,9 felel meg a Gaugain- 

 féle tájolán. A mondott utón nyert eredményekből könnyen össze- 

 állítható egy oly tábla, melyből bizonyos elhajlásnál a biztosító tájola 

 leolvasási hibájának megfelelöleg, kiírható a mérő tájola b e 

 állítási hibája. 



Kényelmesben és biztosabban járunk azonban, ha az elméletet 

 Í8 szerepelni hagyjuk. Nevezzük a biztosító és mérő tájolán az 

 elhajlási szögeket megfelelöleg « és /?-nak ; akkor bizonyos, hogy ha 

 raonnó tájola ugyanazon folyamba van igtatva, mindig áll: 



tg/3 



;^ =m a) 



tga 



hol tn több észleleti adatból egyszer s mindenkorra elég pontosan 

 meghatározható állandó mennyiség. Külzelve a-t lesz 



