GALVÁN MÉRETI ELŐVIZSGÁLATOK 



221 



lönböző , nevezetesen olyan értékű, mint a végrehajtott számítás 

 eredményét tartalmazó ide mellékelt kimutatás y rovatában látható 



Ebből kitűnik: 



l-ször. Hogy midőn a mérő tájola (a Gaugainféle) elhajlási 

 «zöge 70 fokon alul van akkor rendesen dn' <^ dn. azaz: a kísér- 

 letileg tapasztalt előrekapása a Gaugainféle tájolának kisebb^ mint 

 azon hiba, mely a különben hibátlan eszközzel is elkövethető, ha 

 ennek kör-beosztása a szögleolvasásban 10 percznél nagyobb sza- 

 batosságot nem ád. A hol tehát igen nagy pontosság nem kívánta- 

 tik, különösen pedig a hol egyszerűen csak a folyam-erősségek vi- 

 szonya kerestetik, anélkül, hogy ez oly számítási míveletekre 

 felhasználtatnék . melyek által az amabban rejlő hiba még inkább 

 fokozódik ; ott a vizsgálat alá vett Gaugainféle tájola 7o foknyi 

 elhajláson alul, minden hibái daczára mint érintős tájola 

 használható. Ellenben hol az imént említett eset fennforog , ott 

 ezen eszköz már azon csekély szabatosság miatt, melylyel a szögek 

 leolvashatók, mint érintős tájola nem használható . ha mindjárt 

 egyéb tekintetben szerkezete tökéletesen hibátlan volna is A 

 Despretz által használt műszeren minden fok 6 részre volt osztva, s 

 egy ily osztályrész harmadát következőleg 3 perczet becslés 

 utján még biztosan lehete meghatározni. 



2-szor Ha a dn rovat adatait áttekintjük, azonnal észrevehet- 

 jük, hogy 0,143 a legkisebb dn ; de ennek — a mint a 11 §-ban el- 

 terjesztett összeállításból látható — abiztositó tájolán 28 foknyi 

 elhajlási szög felel meg. és ekkorának kell a 14 §. végén kifejtett 

 elméletnél fogva csakugyan lennie is. 



