10 SZTOCZEK 



következtében, helyzetét megváltoztatván, jelentékeny hibák el- 

 követésére szolgáltat alkalmat. 



b) Mindazon B o ur d o n-féle fémbarometerek , melyek ed- 

 dig kezeimhez jutottak, közösen bírnak azon tulajdonsággal, hogy 

 fekvő helyzetből függőbe hozatván, mutatójok valamivel előbbre 

 megy, és pedig — az uralkodó külnyomás nagyságához képest — 

 fél és egy vonalnyi határok között változólag. Ennek okát — fel- 

 téve hogy maga a mutató egyensúlyozva van — más körülmény- 

 ben nem lehet keresni, mint először abban, hogy a gerebes emel- 

 tyű súlypontja nem esik saját forgási tengelyébe , hanem attól 

 jobbra, nevezetesen azon terhelmény felé, mely bizonyos 

 czélból az emeltyű tengelyének jobbra kiálló karjára, ide s tova 

 raozdíthatólag, van alkalmazva ; másodszor abban, hogy az üreges 

 fémabroncs — igen nagy hajlékonyságánál fogva — már saját 

 súlya következtében kevéssé összevergődik , midőn függő hely- 

 zetben van. Ezen — a mutató menesztésére nézt ellentétes — 

 befolyások hatása az, mi annak említett elhajlását közvetíti; 

 minthogy azonban ezen elhajlás, az általam vizsgált eszközöknél, 

 az utóbbi ok értelmében történik, világos hogy ennek hatása 

 túlnyomó , mit a másiknak , külnyomati változás következtében 

 szintén változó hatása , csak módosítani képes. 



E hiányosság azonban — ha különben az eszköz elég szabatos- 

 nak mutatkozandik — legkevésbbé sem korlátolja annak használ- 

 hatóságát tudományos czélokra ; mert fekvő állásban hasz- 

 nálva, a mutató elhajlását föltételező okok hatása tökéletesen 

 megszűnik. Igaz ugyan, hogy némely tünemények mutatására na- 

 gyobb hallgatóság előtt, p. o. tanodákban, czélszerű leend e műszert 

 függő állásában használni ; de ily esetekben kinek fog eszébe 

 jutni a tünemények mennyileges meghatározása ? ki fog tehát ek- 

 kor műszerétől valami kitűnő szabatosságot igényelni? kétség- 

 kívül csak az, ki a tünemények mennyileges tárgyalására épen nem 

 alkalmatos. 



c) Említettem elébb, hogy a gerebes emeltyű tengelye jobbra 

 kinyúló ággal van ellátva , mely ide s tova tolható , s bármelyik 

 helyzetében csavarkával megerősíthető terhelményt visel ; vájjon 

 mi ennek a célja ? én úgy találom , hogy a műszerész épen ezen 

 terhelménynyel akarta jiótlékolni a mutató azon haladását, melyet 

 a hajlékony fémabroncs öszvergödésének, saját súlya következtében 



