18 SZTOCZEK 



vizsgálata a fémbarometernek teljességgel mellőzendő ; hanem csak 

 azt óhajtom kiemelni, hogy mielőtt az említett eljárás alkalma- 

 zásba hozatnék, annak érvényességét, közönséges légköri válto- 

 zások észlelése nyomán szerzett összehasonlító adatokkal, be kell 

 bizonyítani. 



A mondottaknál fogva tehát, a fémbarometer vizsgálatát lég- 

 köri viszonyoknak megfelelő észleletekre alapítandó, ezek gyűj- 

 tését hosszú időre, nem hónapokra, hanem évekre terjesztem ki; 

 előfordulnak ugyan már egy év alatt is akkora légnyomati és hő- 

 mérséki változások , hogy azokból e tényezők befolyását a fém- 

 barometer menetére, legalább némi valószínűséggel, meg lehet ha- 

 tározni, de csak a következő években gyűjtött adatok nyújthatnak 

 e tekintetben biztonságot, a mennyiben az első vizsgálati év egyik 

 vagy másik eredményének helyességéről tanúságot tesznek, és föl- 

 derítik azt , mi állandó és mi változó a nyomozás alá vett eszköz 

 sajátságaiban. 



Mindazon észleletek, melyeket 1856-ki Februártól 1859-ki De- 

 cember végéig gyűjtöttem, s melyekre állításaim bizonyítékait 

 alapítandom , ezen értekezés végén táblákba foglalva , az idő 

 rendje szerint vannak összeállítva. E táblák magyarázatára nem 

 szükséges időt vesztegetnem , mert rovataik elég világosan szól- 

 nak ; csak a z rovatot illetőleg kell megjegyeznem, hogy abban 

 a fémbarometer észlelt, és a higanybarometer áttételezett 

 egyidejű adataiknak különbsége van kimutatva , mire hivatkozni 

 gyakrabban leend alkalmam. Ha a fémbarometer maga nemében 

 legtökéletesebb eszköz volna is , mégis megtörténhetnék , hogy a 

 kezdeti beállítás hiányossága miatt, adatai különböznének a higany- 

 barométeréitől ; de mindenki belátja, hogy e különbségnek — azon 

 esetre, ha eszközünk mente csupán csak a légnyo- 

 mattól függne, és annak változataival mindig 

 aránylagos maradna, — folytonosan állandónak, s így 

 a z rovat tartalmának egyenlőnek kellene lennie; ekkor pedig az 

 észlelési adatok igélyesítése csak annyiban állana, hogy az egyszer- 

 mindenkorra meghatározott z különbség — jegyének minőségéhez j 

 képest — a fémbarometer adataihoz adandó , vagy azokból kivo- 

 nandó volna. Egy tekintetre azonban kitűnik , hogy a z rovat 

 tartalma nagyon is változó ; világos jeléül, hogy a légnyomáson ki- 

 vülmás viszonyok is befolynak eszközünk mutatójának menesztésére. 



