22 



SZTOCZEK 



emelkedésben volt. Világos tehát, hogy az elsöleg említett 

 műszer évről-évre tetemesen elörekapott. Így p. o. Márcziusban 

 5 hőfoknál, a két barométer adatának különbsége — 0,40 volt 

 1856-ban, -{-0,60 1857-ben, -[-1,33 1858-ban, és 4- 1,78 1859-ben. 

 Mennyire haladt évenként a fémbarometer állásának emelke- 

 dése ? és mikép történt az, egyenletesen-e? gyorsulóan vagy lassu- 

 dóan? e kérdésekre feleletet nyerünk, ha a ss rovatok megfelelő 

 tartalmát, az évek rendje szerint egymásból kivonjuk. Ezen mí- 

 velet eredménye a következő B kimutatásban foglaltatik ; ennek 

 első része a az egy évi, második része 6 a két évi, és har- 

 madik része c a három évi emelkedéseket tűnteti elő , egyen- 

 nevű hónapok egyenlő hömérsékeinek megfelelőleg. 



H. 



Ezen kimutatás a részének fekmentes rovatait figyelemmel át- 

 tekintvén, világosan látjuk, hogy a fémbarometer meneté- 

 nek évenkénti emelked é s e — le g alább az első évek- 

 ben — nem egyenletes s nem gyorsuló, hanem las- 

 súdó vala. így p. o. 1856-ki Januártól 1857-ki Januárig 0,88; 

 1857-ki Januártól 1858-ki Januárig 0,74 ; és 1858-ki Januártól 1859-ki 

 Januárig 0,50 vonal volt az emelkedés ; s hasonló fogyatkozást ta- 



