A FEMBAROMETERROL. J» 



Működésbe hozatván a légszivattyú, világos hogy ugyanazon 

 időben mindakét barométer tökéletesen egyenlő nyomásnak téte- 

 tik ki. 



A kísérletek 185|-ki télen fűtetlen szobában hajtattak végre 

 oly napokon, melyeken a hömérsék igen közel egyenlő s an- 

 nyira állandó volt, hogy abban egy kísérleti sorzat foly- 

 tán egy-két tizedrész foknál nagyobb változás nem vala észre- 

 vehető. Minden légritkítás után körülbelül csak 10 perez múlva 

 történt az eszközök leolvasása , mert előleges vizsgálatokból 

 kitűnt, hogy rövid idő alatt bekövetkezett jelentékeny lég- 

 nyomati változás után, a fémbarometer mutatója nem állapodik 

 meg mindjárt, hanem a légritkítás nagyságához képest, lassúdó 

 mozgással í'" — 3"'-ra visszamegy; hosszabb ideig azonban vára- 

 kozni nem szükséges, mert egy sőt két órai szünetre vonatkozó 

 vizsgálatok azt feleslegesnek mutatták. Ezenkívül az észlelés 

 pontossága még azt is megkívánja, hogy az említett szünetek 

 alatt az eszközöktől távol , de azokéval egyenmérsékletű helyen 

 s hacsak lehet ugyanazon szobában tartózkodjék az észlelő; kü- 

 lönben a sugárzó meleg — az eszközökhözi közelítés alkalmával — 

 igen rövid idő alatt észrevehetöleg megváltoztatja (épen úgy 

 mint a külzelék-hőraéröben) az elzárt levegő feszélyét, mi által 

 az észlelés pontossága veszendőbe megy. 



A következő E kimutásban össze vannak állítva az ily úton 

 nyert eredmények; ezekre nézt is meg kell még egyet-mást em- 

 lítenem. Minden felhozott adat nem egyes, hanem legalább négy, 

 különböző napon , de különben egyenlő körülmények között 

 gyűjtött észleletek számtani középe. A higany-barométer adatai 

 már át vannak téve zérus hőfokra ; a fémbarometeréi pedig mind- 

 annyian 4,8 R. fokra vonatkoznak; nem történt ugyan, araint az 

 első rovatból látható, minden észlelés tökéletesen ezen hömérsék- 

 nél , de a különbség e tekintetben igen csekély , és ennek befolyása 

 is az 5-dik §-ban leírt úton ki van egyenlítve. A z rovat itt is a 

 fém- és higanybarometer megfelelő adatainak különbségét tartal- 

 mazza, és könnyen belátható, hogy számértékök három különböző 

 eredetű mennyiségből van összetéve; nevezetesen azon eltérésből, 

 melyet a fémbarometer kezdeti beállítása, s ennek idővel történő 

 változása ; azután 4,8 hőfoknak befolyása ; és végre a légnyomat 

 változása von maga után. Minthogy azonban, az egyes észleletek 



