56 SZTOCZEK 



nem mesterséges höraérséki változatoknál történt vizsgálatok is 

 mutatják. Hideg szobában 3 hőfoknál, mutatójának állása csak, 

 ugyanaz, mint meleg szobában 15 foknál. A különbségek e tekintet- 

 ben sohasem mentek az észlelési hibák határán túl. 



Mindezekből következik , hogy a férabarometerek áltáljában 

 ugyanazon minőleges sajátságokkal bírnak, de ezek mennyileges 

 értéke igen különböző lehet , ha bár az illető eszközök egyenlő 

 méretűek is. Ezen oknál fogva, lehetséges ugyan az A, B és C 

 eszközök adatait az általam követett eljárás szerint igélyesíteni ; 

 de azon összehasonlító adatok között, melyekből « és t^ meghatá- 

 roztatik, egy, legfólebb két hétnél, sőt nyáron egypár napnál na- 

 gyobb időtávlat ne létezzék. Magából értetik, hogy e körülmény 

 nagyon korlátolja az ily eszköz használhatóságát. 



Mi lehet annak oka, hogy saját eszközöm menete sokkal cse- 

 kélyebb változásoknak van alávetve, mint A és B-é, azt megha- 

 tározni nem vagyok képes ; nem mulaszthatom el azonban azon 

 figyelmeztetést, hogy én, saját eszközömet — mielőtt azt a jelen 

 értekezésben leírt vizsgálatokra használtam volna — más czélból 

 sokszorosan kitettem légszivattyúval tetemesen változtatott nyo- 

 másnak, és ezt, ugyanazon bizonyos czélból, csaknem minden 

 évben ismételtem. Kérdés, vájjon nem nyert-e épen ez által, esz- 

 közöm fémabroncsa oly molecularis helyezkedést, melynélfogva 

 menete sokkal rendesebb, mint más ilynemű eszközöké? 



