A LÉGNYOMATI ÉSZLELETEK 

 legrövidebb és legpontosabb áttételéről 



értekezik Sztoczek József. 



l Hogy a barométerek adatai az uralkodó légnyomat nagy- 

 sága mértékéül szolgálhassanak , szükséges hogy azok több te- 

 kintetben igélyesítés alá vétessenek. 



E munka, — különösen midőn a lehető legnagyobb pontosság 

 elérhetése végett, minden idegen befolyás figyelembe-vételével 

 hajtandó végre, — már magában véve nem igen egyszerű, de 

 fárasztóvá és terhessé válik leginkább az igélyesítendő adatok 

 sokassága által. 



A hőigélyesítraény , vagyis az adatoknak a meleg-okozta ki- 

 terjedésből származó hibától való megtisztítása, teszi az említett 

 munkának legnagyobb részét; miért is ennek könnyítése végett 

 már régóta készíttettek úgynevezett áttételi táblák, melyek- 

 ből, bizonyos hőmérsék- és légnyomatnak megfelelőleg, vagy egy- 

 szerűen kiírható, vagy tartalmokból, közbeigtatás útján, csekély 

 számtani míveletek által meghatározható a höigélyesítmény, 



A régibb ilynemű táblák a jelenkori tudomány igényeinek 

 már nem felelnek meg ; részint mivel azon kísérleti adatok , melye- 

 ken a táblák kiszámítása alapúi — nevezetesen a higany és réz 

 hőterjedési együtthatója — nem valának elegendő pontossággal 

 meghatározva; részint mivel magok a számítási képletek, majd 

 túlságos rövidítés, majd figyelemre méltó tényezők teljes mellőz- 

 tetése miatt , nélkülözik a kellő pontosságot. 



Ujabb időben Militzer éslzarn táblái jöttek használatba ; 

 de mindkettőé rövidebb terjedelmű, mintsem kívánatos, amazé 25 

 párisi vonaltól 29-ig, ezé 730 millimétertől 770-ig terjed ; ezen- 

 kivül Militzer a higany és a réz-lépték hőraérsékét egyenlőnek 

 veszi; Izarn pedig képletében túlságos rövidítéseket enged meg, 

 mi által az kevésbbé pontos eredményekre vezet. 



