A LEGNYOMATI ESZL. ÁTTÉTELÉRŐL. 73 



minélfogva — egy Celsius-féle hőfokra vonatkozólag — 

 „ = 0,000018782; Pohl és Schabus 17 különböző vizsgáló 

 által nyert eredmények számtani középét használják, s így náluk 

 ('^^ 0,0000 18857] mi is ez utóbbit fogjuk megtartani. A mi pedig 

 l^-t illeti, ennek értéke Dulong és Petit szerint 0,00018018 ; 

 Militzer szerint 0,00017405; Regnault szerint 0fl0018i53; 

 mi ez utóisónál maradunk, mely is az elsővel igen közel 

 egyenlő. Egyébaránt az idézett számokból kitűnik, hogy a 

 hol igen nagy pontosság nem kívántatik , ott egyszerűen te- 

 hetni /v = 10.". 



Ezeket előre bocsátva , hozzáfoghatunk már a fönebbiekben 

 érintett képlet lehozásához. 



Hogy a lépték adata h a megfelelő szabványos hőmérsékre 

 tétessék át, vagyis igélyes mértékben fejeztessék ki, figyelembe 

 kell venni, hogy a lépték osztályrészeinek azon száma, mely 

 különböző hőmérsé kéknél ugyanazon hossznak felel meg, 

 fordított viszonyban van az egyes osztályrészeknek meleg-vál- 

 toztatta hosszával ; minél nagyobbak p. o. magas hőmérséknél, 

 bizonyos lépték osztályrészei , annál kevesebb szükséges közülök 

 ugyanazon hossz kifejezésére. Ha tehát zérus hőfoknál az osztály- 

 részek hoszsza a, s így í' és T' hőmérséknél a(i-\-at') , és 

 a(i -(- a T) : akkor az imént említett oknál fogva : 



b 1 + at' 



h " ~rf^r~ ^ 



Hogy pedig b, mely a mint fönebb mondatott, a higanyoszlop 

 magasságát is jelenti, ennek szabványos hőmérsékére tétessék 

 át, áll még: 



b = X H -\- (iCt-T)^ 2) 



E két egyenletből következik: 



.=„ í '4"''^ 3) 



i + o'Cí-r; i-f'T' ^ 



Ezen egyenlet, minden különös kikötés nélkül, egész álta- 

 lánosságban fejezi ki, a barométernek hőmérsék tekintetében igélye- 

 sített adatát. 



De tegyük már most fel , hogy a higanyoszlop magassága 

 zérus hőfokra teendő át, és hogy a lépték beosztása metrikus, 



