20 



sigkeitssäulen wird genau der Differenz der beiden Druckkräfte ent- 

 Bprechen. Wenn wir daher in eine solche Röhre Quecksilber giessen, 

 und auf die eine Überfläche desselben feuchte Luft , auf die andre 

 dagegen nur trockne wirken lassen , so wird der Druck auf der 

 Seite der feuchten Luft wegen der Spannkraft des darin enthaltenen 

 Wasserdanapfes grösser sein, als auf der trockenen, die Oberflächen 

 des Quecksilbers werden daher nicht mehr in einer Horizontalebene 

 liegen, und der Höhenunterschied wird genau dena Druck des Was- 

 serdampfes entsprechen. Wie also bei der chemisch-hygrometri- 

 schen Methode der Luft ihr Wasserdampf entzogen wird , um sein 

 Gewicht zu bestimmen, so muss dasselbe hier geschehen, um nur 

 trockne Luft zu der einen Oberfläche des Quecksilbers gelangen 

 zu lassen. 



Die Einrichtung eines zu diesem Zweck geeigneten Apparates, 

 welchen die beigegebenen, denselben im Durchschnitt darstellenden 

 Zeichnungen einigermassen versinnlichen mögen, habe ich mir auf 

 folgende Weise gedacht. Eine gewöhnliche genau calibrirte Baro- 

 raeterröhre wird heberförmig gekrümmt, so dass beide Schenkel 

 genau parallel liegen und jeder etwa die Länge von 5" erhält. 

 (Fig. 1, A und B). In diese Rohre wird chemisch reines Queck- 

 silber gefüllt (Fig. 1, a und b) , und da der Druck des Wasser- 

 dampfes wohl niemals einer Quecksilbersäule von 2" das Gleichge- 

 wicht hält , so dürfte es genügen , wenn dieses die Höhe von 3" 

 in jedem Schenkel erreicht. Um das Ausfliessen des Quecksilbers 

 bei Bewegungen des Apparates zu verhindern, so sind beide Röhren 

 an ihren Enden zugeschmolzen , und haben etwa y^' unterhalb 

 derselben haarfeine Oeffnungen (Fig. 1, c und d) , welche der Luft 

 das Eindringen zwar gestatten, dem Quecksilber den Austritt aber 

 wegen der Capillarabstossung des Glases verwehren, die wohl kräf- 

 tig genug sein dürfte, auch bei völliger Umkehrung der Röhre dem 

 Druck des wenigen in einem Schenkel befindlichen Quecksilbers 

 das Gleichgewicht zu halten. An den einen Schenkel dieser Röhre 

 wird unmittelbar unterhalb der Oeffnung eine 12 — 14" lange und 

 etwa 2" im Durchmesser haltende Glasröhre (Fig. 1, C) angeschmol- 

 zen , welche mit einer das Wasser begierig aufsaugenden Substanz 

 (Fig. 1, D) , am besten vielleicht mit kleinen Stückchen Chlorkal- 

 cium so gefüllt wird, dass sie der Luft gestattet, durchzustreichen 

 und ihren Wasserdampf abzusetzen , wo sie dann nur im trocknen 

 Zustand zum Quecksilber b gelangt und einen entsprechend gerin- 

 gern Druck auf dessen Oberfläche ausübt , als die feuchte Luft im 

 andern Schenkel. Weil eben das Chlorcalcium in der Röhre sich 

 zu schnell mit Wasser sättigen würde , wenn es in steter Berüh- 

 rung mit der äussern Luft bliebe, so scheint es wiinschenswerth , 

 diese nur gerade während der Beobachtung eintreten zu lassen. 

 Zu diesem Zweck wird die Röhre C oben durch einen abzuschrau- 

 benden Deckel (Fig. 1, E) geschlossen, und hat etwa 2" unter diesem 



