21 



Deckel einen eben so feine OefTnung (Fig. I, f), als an den Schen- 

 keln der Baiometerröhre. Durch diesen Deckel E geht in das 

 Innere der Röhre C eine Schraube (Fig. 1, g) , welche mittelst 

 eines geränderten Kopfes (Fig. 1, h) gedreht werden kann , und 

 an ihrem untern Ende einen Pfropf (Fig. j, k) trägt, der durch 

 diese Schraube g quecksilberdicht in der Röhre auf und ab be- 

 wegt werden kann. Wird nun auf diesen Pfropf k einige Linien 

 hoch Quecksilber gegossen (Fig. 1, 1), und derselbe so tief in die 

 Röhre hineingeschoben, dass die Quecksüberoberfläche etwas un- 

 terhalb die OefFnung f zu stehen kommt, so ist hierdurch das 

 Innere der Röhre luftdicht abgesperrt. Das Ausfliessen des Queck- 

 silbers , während es bei der Oeffnung f vorbei bewegt wird , ver- 

 hindert wieder die Capillarabstossung des Glases. Man könnte 

 auch durch den Pfropf f allein das Innere der Röhre b luftdicht 

 abschliessen. Aber ich halte diesen Abschluss durch Quecksilber 

 für leichter zu bewerkstelligen, dauerhafter und sicherer. Kurz 

 vor einer anzustellenden Messung wird der Pfropf k durch ent- 

 sprechendes Drehen der Schraube g so hoch gehoben , dass seine 

 untere Fläche etwas über die OefFnung f tritt, wodurch sich die 

 Luft im Innern der Röhre mit der äussern ins Gleichgewicht setzen, 

 und den gehörigen Druck auf das Quecksilber b ausüben kann, 

 während der eindringende Wasserdampf vom Chlorcalcium aufge- 

 sogen wird. Die Zeichnung gibt in Fig. 1 die Stellung des Pfro- 

 pfes an , während die Röhre abgesperrt ist , und in Fig. 2, wo 

 die Buchstaben dieselbe Bedeutung haben , ist die Lage des Pfro- 

 pfes während der Messung angedeutet. 



Ist nach einiger Zeit das Chlorcalcium mit Wasser gesättigt, 

 so wird der Deckel E abgeschraubt , der Pfropf k sammt dem 

 darauf liegenden Quecksilber 1 herausgenommen, und das Chlor- 

 calcium durch Umstürzen der Röhre entfernt und durch frisches 

 ersetzt. Bei dem Wiederanfüllen der Röhre dürfte es, um das 

 Eindringen von Wasserdampf in die Barometerröhre B zu verhin- 

 dern, von Vortheil sein, den Apparat so zu stellen, dass der 

 Schenkel B bis über die Oeffnung d mit Quecksilber erfüllt bleibt. 

 Sollte bei dieser Operation dennoch etwas Wasserdampf in das 

 Innere der Röhre B eindringen, so würde derselbe, wenn der Zu- 

 tritt der Luft wieder abgesperrt ist , bald vom Chlorcalcium 

 aufgesogen werden , da er sich in demselben Masse , in wel- 

 chem seine mit diesem in Berührung kommenden Theile absor- 

 birt werden, weiter ausdehnt, bis er endlich keine merkliche 

 Wirkung mehr ausüben kann. Um das Eindringen von kleinen 

 Chlorcalciumstückchen und anderm Staub durch die Oeffnung d zu 

 verhindern, kann auf dem Boden der Röhre G, bevor dieselbe ge- 

 füllt wird , eine Lage Baumwolle (Fig. 1, m) gelegt werden. 



Um die Bewegungen des Quecksilbers in den beiden Schen- 

 keln der Barometerröbre zu messen , kann man sich aller der Vor- 



