richtungen bedienen , welche bei guten Heberbarometern gebräuch- 

 lich sind. Nur die Stellung der beiden Schenkel senkrecht un- 

 tereinander, wie sie bei den Barometern nacli Gay-Lussacs Con- 

 stniktion stattfindet, kann nicht in Anwendung kommen, da der 

 manchmal eintretende geringe Unterschied im Stand der Quecksil- 

 bersäulen die Biegung des einen Schenkels nicht gestattet. Am 

 sichersten würde es vielleicht sein , wenn an jedem Schenkel ein 

 besonderer Massstab angebracht würde, dessen Nullpunkte dann 

 freilich genau in einer Horizontallinie liegen müssten. Pass die 

 Axen der Röhren vertikal stehen müssen , ist selbstverständlich. 



Da bei diesem Apparat der Einfluss der Wärme ebenfalls be- 

 rücksichtigt werden rauss, so bedarf er eines Thermometers, welches 

 die Temperutur desselben mit möglichster Genauigkeit angibt , was 

 bekanntlich dann der Fall ist, wenn die Thermoterkugel unmit- 

 telbar in das Quecksilber eintaucht. Zu diesem Zweck ist die Röhre 

 zwischen den beiden Schenkeln kugelförmig erweitert (Fig. 1, F) 

 und in diese Höhlung die Kugel (Fig. 1, G) eines genauen Ther- 

 mometers eingeschmolzen, dessen Röhre (Fig. 1, H) dann zwischen 

 den beiden Schenkeln emporragt und durch Bänder gehörig be- 

 festigt werden kann. Um die Thermometerkugel vor heftigen Be- 

 wegungen des Quecksilbers zu schützen , kann die Röhre zu beiden 

 Seiten (Fig. i, n) passend enger gemacht werden. Sollte dieses 

 Einschmelzen des Thermometers in die Röhre technisch nicht aus- 

 führbar sein, worüber ich aus Mangel an Erfahrung nicht urtheilen 

 kann, so könnte man das Thermometer, wie bei gewöhnlichen 

 Barometern , in eine Fassung einschliessen , deren der Apparat 

 ohnehin bedürfen wird , um weniger dem Zerbrechen ausgesetzt zu 

 sein, wobei dann auch der Massstab unmittelbar auf die Fassung 

 angebracht werden könnte. Zum Gebrauch kann der Apparat mit 

 einem passenden Stativ versehn , oder was noch besser scheint an 

 einer geeigneten Vorrichtung frei aufgehängt werden , wobei aber 

 immer dafür zu sorgen ist , dass die Quecksilbersäulen vertikal 

 stehen. Die Correkturen sind , so weit ich jeszt beurtheilen kann, 

 in Folge seiner Einrichtung genau dieselben , wie bei dem Baro- 

 meter. Soll der Apparat transportirt werden , so wird auf den 

 Pfropf k in der Stellung Fig. 1 soviel Quecksilber gegossen, dass 

 es zum Deckel E reicht, wodurch sowohl die heftige Bewegung 

 desselben , als auch das Eindringen von Wasserdampf in den Raum 

 der Röhre C verhindert wird , während der Apparat durch Entfer- 

 nung des eingegossenen überschüssigen Quecksilbers jeden Augen- 

 blick zur Beobachtung brauchbar gemacht werden kann. 



Die empfehlenden Eigenschaften dieses Apparates , für wel- 

 chen ich, um sowohl den Zweck, als die Art seiner Wirksamkeit 

 anzudeuten, den Namen: „Hygrobaro meter" vorschlagen würde, 

 scheinen mir klar. Er leidet an keinem von den Mängeln , welche 

 meines Wissens den bis jetzt gebräuchlichen Hygrometern mit Recht 



