2H 



zum Vorwurf gemacht werden. Daher müssen die Angaben aller 

 mit gehöriger Genauigkeit construirten Apparate dieser Art unter- 

 einander übereinstimmen, und sind also mit grosser Sicherheit 

 vergleichbar. Auch übertrifft er sogar das Barometer noch an Ge- 

 nauigkeit und Empfindlichkeit, da die geringe Menge Quecksilber 

 dem Druck ein geringeres Trägheitsmoment entgegensetzt, und sich 

 die Messungen ebenso genau vollziehen lassen , während die wich- 

 tigste Correktur wegen des Wärmeeinflusses auf das Quecksilber 

 in Folge seiner kleinen Menge nur einen geringen Fehler verur- 

 sachen kann, wie sie denn bei einer Temperatur von -h 30" R. 

 und einer DiflPerenz von 18 Par. Linien, Grössen, die wohl nur 

 sehr selten vorkommen, nur 0.1'i Par. Linien beträgt. In der Be- 

 quemlichkeit der Anwendung steht er dem besten Hygrometer 

 gleich, da jede Messung nur sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt, 

 und sich noch nach beliebig kurzen Intervallen wiederholen lässt. 

 Er kann sehr leicht und gefahrlos transportirt werden, da er weder 

 ein grosses Gewicht, noch einen bedeutenden Umfang besitzt, 

 und die geringe Quecksilbermenge , die noch durch die Verenge- 

 rungen an der Röhre in ihrer Beweglichkeit gehindert wird, ihm 

 nicht gefährlich werden kann. Endlich kann er, wenigstens in 

 seinen wesentlichen Theilen , leicht hergestellt werden , da so kurze 

 Barometerröhren verhältnissmässig leicht genau calibrirt zu erhalten 

 sind , und er wenig Quecksilber erfordert , weswegen auch die 

 Herstellungskosten nicht sehr hoch sein können. 



Ich hätte zwar gewünscht , die Zweckmässigkeit des Appa- 

 rates vor seiner Veröffentlichung prüfen , und durch den Gebrauch 

 die passendsten Dimensionen seiner einzelnen Theile , welche ich 

 nur beiläufig angeben konnte , genauer ermitteln zu können. Da 

 mir aber die Umstände die Construktion desselben nicht gestatten, 

 und auch nicht sobald gestatten werden, so hielt ich es für ange- 

 messen , denselben sogleich dem Urtheil der Sachkundigen zur 

 Prüfung und Vervollkommnung zu übergeben. 



