— 181 - 



dert hat. So oft der Hebel H in die Höhe gehoben 

 wird, so findet behufs Schh'essung der Batterie ein Con- 

 takt bei C statt. Vor dem Stiftenrad sitzt auf der Stahl- 

 achse ferner eine Hülse mit einem nach unten vorste- 

 henden Arm VV. Die Hülse dreht sich vermöge der Frik- 

 tion mit der Achse, bis der Arm eine der isolirten Schrau- 

 ben Gl oder Gu berührt; dadurch wird der Arm arre- 

 tirt, während die Achse sich ungehindert fortbewegen 

 kann. Gleichzeitig mit dem obern gemeinschaftlichen Gon- 

 takte findet ein Gontakt des Armes W mit einer der bei- 

 den Schrauben Gi oder G^ statt. Im ersten Falle wird 

 der Strom der Batterie zum Electromagnet Ej geleitet 

 und zeigt das Steigen des Wassers um 1 Zoll an; im 

 zweiten Falle geht der Strom durch den Elektromagnet 

 Ell und zeigt umgekehrt das Fallen des Wassers um 

 1 Zoll an. 



Diese Einrichtung genügt jedoch noch nicht für den 

 sichern Gang des Instruments. Wenn z. B. das Wasser 

 um 1 Zoll sinkt, so wird der Hebel H gehoben, bis bei 

 G ein Gontact entsteht, zugleich wird der Wechsel W 

 die Contaktschraube G^ berühren, und der Zeiger des 

 Indikators um 1 Grad rückwärts springen. Steigt nun 

 das Wasser nach erfolgtem Gontakt bei G wieder, so 

 dreht sich die Scheibe mit den Stiften rückwärts, und 

 der obere Gontakt wird aufgehoben, bevor der Wech- 

 sel W die entgegengesetzte Gontaktschraube Gi erreicht 

 hat. Der Zeiger des Indikators ist um 1 Grad rückwärts 

 gesprungen, während die Scheibe mit den Stiften ihre 

 frühere Stellung wieder eingenommen und sich also der 

 Wasserstand nicht verändert hat. Damit der Zeiger ganz 

 genau die Schwankungen des Wassers anzeige, muss die 

 Einrichtung getroffen werden, dass der Gontakt bei G 

 so lange andauert, bis der Wechselhebel, W von der 



