170 



eine zweite gut aufgepasste Metallplatte geschraubt wer- 

 den konnte. Zwischen diesen Platten wurde der Draht z, 

 welcher tordirt werden sollte, in verticaler Lage einge- 

 klemmt. Unten war der Draht z in eine Klemme b ein- 

 geschraubt. Dieselbe bestand aus zwei dicken Messingplat- 

 ten, welche vermittelst zweier Schrauben fest gegeneinander 

 gedrückt wurden. Die eine der Messingplatten der Klemme 

 setzte sich unterhalb in eine starke Röhre c von Messing 

 fort, deren Axe genau in der Verlängerung des eingespann- 

 ten Drahtes lag. In der Röhre c wurde vermittelst eines 

 durchgeschobenen Stiftes die unterhalb bei h in eine harte 

 Spitze endigende Axe dh von Stahl unbeweglich festgehal- 

 ten. Diese Stahlaxe trug die kreisförmige Messingscheibe 

 ee von 140 Millim. Durchmesser. Der Rand dieser letzte- 

 ren war zu einer Nuth ausgedreht und oberhalb mit einer 

 Gradtheilung versehen, an welcher ein seitlich angebrachter 

 Zeiger f die Drehungen um die Axe abzulesen gestattete. 

 Ausserdem war auf die Axe dh ein messingenes Röhrchen 

 aufgeschoben, welches den Spiegel x trug, in dem man ver- 

 mittelst einer vorgestellten Scala und eines Fernrohres die 

 kleineren Drehungen der Axe messen konnte. Der Abstand 

 der Scala vom Spiegel x betrug bei allen Versuchen zwi- 

 schen 800 und 1000 Millim. Auf die Stahlaxe war unter 

 der getheilten Messingscheibe ein Rohr k von Stahl fest 

 aufgesetzt, an welchem vermittelst eines Stahlbügels i eine 

 770 Millim. lange Messingstange g hing, die genau in die 

 Verlängerung der Axe fiel. Das Ende der Stange g wurde 

 mit Gewichten G belastet, welche den zwischen den Klemmen 

 a und b befestigten Draht z spannten. Ein seitlich auf einem 

 besonderen Gestell angebrachter Arm m von Messing trug 

 vorn eine Schraube /, in welche oben ein Achathütchen 

 eingelassen war. Durch Verschieben des Armes m auf sei- 

 nem Lager und Heben oder Senken der Schraube l konnte 

 man den Apparat so einstelle^ dass die untere Spitze h der 



