290 



der Mitte kreisförmig ausgeschnittenen Pappscheibe bedeckt, 

 dergestalt, dass die Berührungslinie der beiden Schatten 

 den Kreis halbirte. 



Später construirte Ritchie ein Photometer, das im We- 

 sentlichen eine Verbesserung der von Bouguer angegebenen 

 Methoden ist, und welches ebenfalls durch die grosse Nähe 

 der zu vergleichenden Flächen eine nicht unbedeutende 

 Empfindlichkeit besitzt. 



Das vollkommenste und zugleich einfachste instrument 

 dieser Art ist unstreitig das in neuerer Zeit von Bunscn 

 angegebene und allgemein bekannte Photometer. 



Alle bisher angeführten Apparate gründen sich auf den 

 Satz, dass die Intensität des Lichtes im umgekehrten Ver- 

 hältniss des Quadrats der Entfernung abnehme; hierauf be- 

 ruht aber zugleich die Unbequemlichkeit ihrer Anwendung, 

 indem die Intensität der verglichenen Flächen nur durch 

 eine Verstellung der Lichtquellen variirt werden kann. 



Steinheil hat diesem Uebelstande durch messbare Ver- 

 änderung der Objectivöffnung eines Fernrohres abgeholfen. 

 Ueber die Construction seines Apparates, welcher haupt- 

 sächlich zu Messungen über die Helligkeit des Himmels- 

 grundes bestimmt ist, siehe dessen Elemente der Helligkeits- 

 Messungen am Sternenhimmel, Math.-Phys. Abhandlungen 

 der Bair. Académie 183"?, Bd. II, pg. 37. 



B. Apparate mit Anwendung der Polarisation. 



Da es in der Folge von Wichtigkeit ist, diejenigen 

 Erscheinungen, bei denen weisses Licht durch die Polari- 

 sation nur geschwächt wird, von denjenigen zu unterschei- 

 den, bei welchen dasselbe in. Farben zerlegt wird, so mag- 

 es des kürzeren Ausdrucks wegen gestattet sein, die zuerst 

 erwähnten Erscheinungen als die der achromatischen, die 

 letzteren als die der chromatischen Polarisation zu be- 

 zeichnen. 



