291 



a. Apparate mit Anwendung der achromatischen Polarisation. 



Arago hat zuerst die Polarisation zu photometrischen 

 Zwecken in Vorschlag gebracht, ohne jedoch, soweit uns 

 bekannt ist, einen nach diesem Principe construirten Ap- 

 parat näher zu beschreiben. In denjenigen Fällen, wo er 

 die Construction von Polarisationsphotonietern gründlicher 

 bespricht, bezwecken dieselben eine Bestimmung des fn- 

 tensitätsverhältnisses verschieden gefärbter Lichter, worauf 

 wir weiter unten in einem besonderen Abschnitte etwas 

 ausführlicher eingehen werden. 



Das erste Polarisationsphotometer construirte Bernard^ 

 um die Absorption des Lichtes in durchsichtigen Medien 

 zu bestimmen. Die Einrichtung des Instruments ist im We- 

 sentlichen folgende: 



Von einer weissen, senkrecht stehenden Fläche her- 

 kommend, treten die Lichtstrahlen in zwei parallele, in 

 gleicher Höhe neben einander liegende horizontale Metall- 

 röhren, welche die Strahlen durch Diaphragmen von unge- 

 fähr l,5 inm Oeffnung einlassen. Jedes der auf diese Weise 

 gebildeten Strahlenbündel passirt sodann in seiner Röhre 

 ein polarisirendes und ein analysirendes Nicolsches Prisma 

 und tritt darauf in einen dunkeln Kasten, in welchen die 

 Röhren münden. In diesem steht jeder Röhre ein gleich- 

 schenkliges Prisma mit senkrecht brechender Kante so ge- 

 genüber, dass das aus der Röhre tretende Strahlenbündel 

 in ihm total reflectirt w ird, darauf rechtwinklig gegen seine 

 frühere Richtung weiter gehen und endlich aus einer kreis- 

 runden Oeffnung der Seitenwand desselben austreten mnss. 

 In diese Oeffnung ist ein Fernrohr eingesetzt, durch wel- 

 ches man also die beiden Bilder der Diaphragmen zu glei- 



M Ann. de chim. et phys. XXXV, 385—438. 



