292 



cher Zeit betrachten kann. Die Prismen sind verschiebbar, 

 wodurch man die beiden Bilder beliebig nahe an einander 

 rücken kann. Die polarisirenden Niçois sind fest, die ana- 

 ly sirenden können um ihre Axe gedreht und die Grösse 

 der Drehung an getheilten Kreisen abgelesen werden. Spä- 

 ter hat Bernard sein Photometer für die Bestimmung von 

 Absorptionen verbessert, indem er die beiden gleichen Strah- 

 lenbündel, von denen das eine durch Absorption eine Schw ä- 

 chung erlitten hat, mit Hülfe eines Doppelprismas aus einem 

 einzigen Strahle herstellt. 1 ) 



Die unmittelbare Berührung der beiden Bilder in die- 

 sem Photometer kann offenbar nur in einem Punkte statt- 

 finden, da die Oeffnungen der Diaphragmen kreisförmig sind. 

 Darob eine vorläufige Versuchsreihe fand Bernard, dass sein 

 Instrument das Verhältniss der Intensitäten zweier Bilder 

 bis auf Y 50 des wahren Werthes richtig zu bestimmen er- 

 laube. Diese nur geringe Genauigkeit findet jedenfalls in 

 dem erwähnten Umstände ihre genügende Erklärung. 



In einer der vorigen sehr ähnlichen Construction, w ei- 

 che Beer 2 ) bei der Bestimmung der Absorption des rothen 

 Lichtes in farbigen Flüssigkeiten angiebt, ist dieser L'ebel- 

 stand dadurch beseitigt, dass an Stelle der beiden Glas- 

 prismen ein rechtwinkliges Stahlprisma angewendet wird, 

 dessen Kante (am rechten Winkel) das kreisförmige Ge- 

 sichtsfeld halbirt, wodurch dasselbe ein ähnliche! Ansehen, 

 w ie beim verbesserten Rumford sehen und Rüchie sehen Pho- 

 tometer bekommt. 



Zu dieser Art von Photometern gehört nun auch der 

 weiter unten beschriebene und vom Verfasser construirte 

 Apparat, welcher durchaus keine Ansprüche auf Neuheit 



») Comptes rendus XXXVI, 728—751. 

 2 ) Pogg. Ann. LXXXVI, 78-88. 



