393 



des Princips macht, sondern nur Einfachheit der Construc- 

 tion mit möglichst grosser Empfindlichkeit vereinigen soll. 1 ) 



b. Apparate mit Anwendung der chromatischen Polarisation. 



Durch Benutzung der hierher gehörigen Klasse von 

 Polarisations-Erscheinungen tritt ein in physiologischer Be- 

 ziehung scheinbar ganz neues Prinzip in die Photometrie. 

 Während das Auge bisher nur zwischen hell und dunkel 

 zweier an einander grenzenden Flächen zu unterscheiden 

 hatte, ist dieser Unterschied jetzt auf die Differenz von 

 Farben oder das Auftreten von bestimmten Figuren zurück- 

 geführt. Der leitende Gedanke hierbei ist einfach folgender. 



Zwei senkrecht auf einander polarisirte Strahlen von 

 gleicher Intensität verhalten sich gegen ein Polariscop wie 

 gewöhnliches Licht, d. h. man sieht weder Farben noch 

 Figuren. Diese treten jedoch hervor, sobald der eine oder 

 andere der beiden Strahlen geschwächt wird, so dass die 

 vollständigste Homogenität im Gesichtsfelde des Polariscops 

 das Kennzeichen für die Gleichheit der verglichenen Strah- 

 len ist. 



Als Prototyp der hierher gehörigen Photometer kann 

 das von Babinet 2 ) zuerst nach diesem Princip construirte 

 angeführt werden, weshalb wir eine kurze Beschreibung 

 desselben hier folgen lassen. 



Eine Röhre läuft in zwei Schenkel aus, von denen der 

 eine die Verlängerung der Röhre bildet, während der an- 

 dere mit dieser einen Winkel von 70° einschliesst. Beide 

 sind durch matt geschliffene Glasplatten geschlossen. Am 



1 ) Abgesehen von der Anwendung der Polarisation hat Steinheil 

 ein Photometer nach denselben Principien construirt. Siehe des- 

 sen Elemente der Helligkeits-Messungen am Sternenhimmel. 



-) Babinet, Note descriptive du photomètre industriel. Comptes ren- 

 dus XXXVII, 774—775. 



