294 



Scheitel des Winkels wird die Röhre durch einen Satz 

 Glasplatten getheilt, welcher den Winkel haibirt. Werden 

 nun vor die beiden Röhrenenden Lichtquellen gesetzt, so 

 tritt das Licht der einen Quelle in das gemeinsame Röhren- 

 stück , nachdem es von dem Glassatz durchgelassen und 

 senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirt ist. und das 

 Licht der anderen Quelle nachdem es reflectirt und in der 

 Einfallsebene polarisirt ist. Das gemeinschaftliche Röhrerr- 

 stück ist durch ein Soleil'sches Polariscop geschlossen. So 

 lange die beiden senkrecht zu einander polarisirten Licht- 

 züge ungleiche Intensität haben, sieht man dann vier com- 

 plementäre Halbkreise. Die Farben verschwinden, wenn 

 beide Lichtzüge dadurch gleiche Intensität erhalten, dass 

 die eine Lichtquelle passend verschoben wird. Aus den 

 Entfernungen schliesst man dann auf das Verhältniss ihrer 

 Intensitäten. 



Auf demselben Princip beruht das in neuester Zeit von 

 Wild construirte Photometer. 1 ) Es unterscheidet sich im 

 Wesentlichen von dem beschriebenen dadurch, dass die 

 Schwächung des einen der polarisirten Strahlenbündel durch 

 ein um seine horizontale Axe drehbares System von Glas- 

 platten bewirkt wird und an Stelle der Farbenänderungen 

 im Soleil'schen Polariscop die Liniensysteme zweier ge- 

 kreuzten Bergkrystallplatten als Merkmal für die Intensi- 

 tätsdifferenzen der verglichenen Strahlen dienen. 



Vergleichen wir nun die nach diesem Principe con- 

 struirten Photometer rücksichtlich ihrer Leistungsfähigkeit 

 mit den vorher angeführten, so ist zunächst klar, dass man 

 es auch hier mit der Vergleichung von nah an einander 

 grenzenden Flächen zu thun hat, welche sich jedoch nicht, 

 wie früher, blos durch ihre verschiedene Intensität, son- 

 dern auch durch die Unterschiede ihrer Färbung dem Auge 



*) Pogg. Ann. XCIX, 235. 



