301 



doppelt brechende Loupe. Bei der Drehung der letzteren 

 wird eins der beiden Bilder verschwinden, und zwar muss 

 der Winkel, welchen hierbei die Hauptschnitte der beiden 

 Prismen mit einander bilden, sich um so mehr einem rech- 

 ten nähern, je intensiver die Lichtquelle ist. 



Obgleich diese Methode an den gleich im Eingange 

 unserer Betrachtungen über die photometrischen Methoden 

 erwähnten Mängeln leidet, so ist sie dennoch in Rücksicht 

 auf die Schwierigkeit des Gegenstandes ohne Zweifel die 

 einfachste. Freilich wird hierbei die Empfindlichkeit der 

 Netzhaut für alle Farben als gleich vorausgesetzt, eine An- 

 nahme, zu der man jedoch nach den Beobachtungen von 

 Dove l ) nicht ganz berechtigt ist. 



III. 



I eber das zu den vorliegenden Untersuchungen 

 angewandte Photonieter« 



Es mag mir gestattet sein, aus dem mehrfach erwähn- 

 ten Aufsatze hier das Wesentlichste über die Construction 

 des im Folgenden benutzten Photometers anzuführen. Wir 

 wollen zuerst kurz die einfachste Einrichtung desselben be- 

 trachten, welche dazu bestimmt ist, die zu vergleichenden 

 Strahlen nach einander und indirect auf eine constante Licht- 

 quelle bezogen zu vergleichen, um alsdann zur ausführli- 

 chen Beschreibung einer Construction für gleichzeitige und 

 directe Messungen überzugehen. 



A. Construction für indirecte Messungen. 



Diese Construction ist, abgesehen von ihrer grösseren 

 Einfachheit, in allen denjenigen Fällen der weiter unten 



») Pogg. Ann. LXXXV, 397—408. 



