302 



beschriebenen vorzuziehen, in welchen die zu vergleichen- 

 den Lichtmengen von sehr geringer Intensität sind und so- 

 mit im Photometer selber möglichst wenig abgeschwächt 

 werden dürfen. Die Einrichtung des Apparats ist kurz fol- 

 gende: 



In einer horizontalen Röhre ist senkrecht zur Axe der- 

 selben ein geschwärzter Polarisationsspiegel angebracht, so 

 dass die scharfe Kante l ) desselben die Axe der Röhre 

 senkrecht durchschneidet und hierdurch das mit einem Ni- 

 col versehene Ocular des Instruments ein in zwei Hälf- 

 ten getheiltes Gesichtsfeld erblicken lässt (Taf. I, Fig. 1 a), 

 in welchem die eine Hälfte durch polarisirtes, die andere 

 dagegen durch gewöhnliches, in die vordere Oeffnung ge- 

 langtes Licht erleuchtet wird. Die seitliche sowohl als die 

 vordere Oeffnung war durch eine matt geschliffene Glas- 

 platte verschlossen. 



Durch Drehen des Niçois konnte man beide Hälften 

 gleich beleuchtet erscheinen lassen, so dass, wegen der 

 unmittelbaren Berührung dieser Flächen, das Auge momen- 

 tan eine vollkommen homogen 2 ) beleuchtete Scheibe wahr- 

 nahm. Die Stellung des Niçois, bei der dies stattfand, wurde 

 an einem gètheilten Kreise abgelesen und die quadrirten 

 Sinus der hierbei beobachteten Winkel gaben unmittelbar 

 das Mass für die Intensität der verglichenen Lichtquellen. 



Was die Form und Anzahl der verglichenen Flächen 

 betrifft, so suchte ich durch folgende Einrichtung des Po- 



*) Ueber die hierbei zu beobachtende Vorsicht siehe Pogg. Annal. 

 Bd. C, pag. 385 ff. 



2 ) Zur Erreichung einer vollkommenen Gleichförmigkeit der beiden 

 Flächen ist die Anwendung einer Linse am Ocular durchaus 

 nothwendig, indem hierdurch die nicht in der Brennweite be- 

 findlichen Bilder der matten Glasplatten alle Ungleichheiten ver- 

 lieren, und dadurch bei der Vergleichung die punktirten Flächen 

 vermieden werden. 



