larisationsspiegels die Empfindlichkeit des Apparats zu er- 

 höhen. Es wurde ein möglichst dünnes Deckblättchen für 

 mikroskopische Objecte behutsam mit einem Diamant zer- 

 schnitten und dann die beiden Hälften auf einer in der Mitte 

 durchbohrten Metallplatte von der Grösse des Polarisations- 

 spicgels so befestigt, dass die Schnittkanten der beiden 

 Hälften bis auf eine Entfernung von höchstens 0,5 mm ge- 

 genüber standen und der Zwischenraum eine schmale, scharf 

 begrenzte Linie bildete. Die so zubereitete Platte wurde 

 nun, nachdem die beiden Hälften des Deckblättchens auf 

 der einen Seite mit Tusch geschwärzt waren, an Stelle des 

 Polarisationsspiegels am Photometer befestigt, so dass das 

 Gesichtsfeld jetzt ein Ansehen bekam wie in Taf. I, Fig. 1 b, 

 wobei der Spalt durch das in die Hauptaxe reflectirte Licht 

 erleuchtet wird, während der übrige Theil des Feldes von 

 dem hier getheilten Polarisationsspiegel sein Licht em- 

 pfängt. 



Der Verlauf der Erscheinung bei Drehung des Niçois 

 ist leicht ersichtlich. Es wird auch hier ein Punkt eintre- 

 ten müssen, wo das Feld vollkommen homogen ist, wäh- 

 rend bei fortgesetzter Drehung nach der einen oder ande- 

 ren Seite entweder eine dunkle oder helle Linie im Ge- 

 sichtsfelde erscheint. 



Um jedoch bei dieser Einrichtung eine möglichst un- 

 mittelbare Berührung der zu vergleichenden Flächen zu 

 erzielen, ist es nothwendig, dass der Gesichtswinkel, wel- 

 chen die Dicke des Spaltes im Auge des Beobachters macht, 

 ein möglichst kleiner sei, um nicht durch die Seitenansich- 

 ten der Schnittflächen das Verschwinden der verglichenen 

 Objecte zu verhindern. 



Dieser Anforderung kann auf doppelte Weise genügt 

 werden, indem man erstens den Spalt sehr eng macht und 

 zweitens die Entfernung des Auges vom Spiegel möglichst 

 gross wählt. Letzteres konnte bei dem mir zu Gebote ste- 



