304 



henden Apparate nicht leicht ohne bedeutende Veränderung 

 desselben erreicht werden, weshalb ich, nach einigen Ver- 

 suchen mit diesem so veränderten Spiegel, bei der früheren 

 Anordnung des Polarisationsspiegels blieb. 



B. Construction für directe Messungen. 



Sowohl bei der Bestimmung von Absorptionen als auch 

 bei Vergleichung zweier selbstständigen Lichtquellen kann 

 es zuweilen vvünschenswerth erscheinen, gleichzeitige und 

 directe Messungen anzustellen, wie dies bei dem Wild' sehen 

 und ähnlichen Photometern der Fall ist. 



In der That hatte nun mein Apparat, bevor derselbe 

 seine jetzige Gestalt erlangte, vermittelst eines zweiten 

 Spiegels eine solche Einrichtung, dass man durch unmittel- 

 bare Vergleichung das Intensitätsverhältniss zweier Licht- 

 quellen direct bestimmen konnte. Da jedoch die Absorp- 

 tion bei der Reflection des Lichts von einem geschwärzten 

 Polarisationsspiegel eine sehr bedeutende ist, so sah ich 

 mich bei den Versuchen über die Lichtentwickelung in gal- 

 vanisch glühenden Platindrähten aus Mangel an hinreichen- 

 der Beleuchtung dazu genöthigt, dem Apparate seine jetzige 

 Gestalt zu geben. Die frühere Einrichtung war folgende. 



Figur 2, Taf. I zeigt den Längsdurchschnitt des Appa- 

 rats von oben gesehen. Er misst in seiner grössten x\us- 

 dehnung etwa 3 Decimeter. 



Seitlich bei A und B sind Röhrenstückchen eingesetzt, 

 die an ihren den Spiegeln a und b zugekehrten Seiten durch 

 matte Glasplatten verschlossen sind. Der Spiegel a ist auf 

 einem Metallstücke //, welches senkrecht auf dem Boden 

 der drehbaren Kapsel IK befestigt ist, so angebracht, dass 

 seine spiegelnde Fläche, die in der Figur nach unten ge- 

 neigt ist, mit der Hauptaxe OE den Polarisationswinkel für 

 Glas, mit der Nebenaxe Aa einen Winkel von 45° bildet. 

 Bei b befindet sich eine geschwärzte Messingscheibe mit 



