305 



einem quadratischen Ausschnitt in der Mitte, welcher zur 

 Hälfte mit einem auf der Rückseite geschwärzten Deckblätt- 

 ehen beklebt ist, so dass das Gesichtsfeld durch betrach- 

 tet wie Figur 3 b aussieht. Im Uebrigen ist diese Mes- 

 singscheibe, wie der Spiegel «, auf einem Metallstückchen 

 so befestigt, dass sie mit der Hauptaxe den Polarisations- 

 winkel, mit der zweiten Nebenaxe Bb ebenfalls einen Win- 

 kel von 45° macht, so dass also beide Spiegel mit einander 

 bezüglich der Nebenaxen einen Winkel von 90° bilden. 

 Hierdurch ist nun die gegenseitig rechtwinklige Polarisation 

 der von a und b reflectirten Strahlen bedingt, und ein in 

 befindliches Auge wird je nach der Stellung des Niçois 

 beide Spiegel ungleich oder ein vollkommen homogen er- 

 leuchtetes Quadrat sehen. Bei MM { ist das Instrument auf 

 einem gabelförmig auslaufenden Stativ befestigt; welches 

 eine horizontale Drehung der Röhre zulässt und mittelst 

 einer Schraube in einer beliebigen Stellung fixirt werden 

 kann, wie dies aus Fig. 3 a, welche die Vorderansicht des 

 Apparats zeigt, ersichtlich ist. 



Aus der Beschaffenheit dieser Einrichtung ergeben sich 

 für den Gebrauch des Instruments gewisse Rectificationen 

 und Vereinfachungen, auf welche hier näher einzugehen der 

 Raum nicht gestattet. 



IV. 



Heber die Leistungsfähigkeit des beschriebenen 

 Photonieters. 



In meiner früheren Arbeit hatte ich nur gelegentlich 

 von den dort angestellten Beobachtungen auf die Leistungs- 

 fähigkeit des angewandten Apparats hingedeutet. Da die- 

 selbe für meine damaligen Zwecke vollkommen ausreichend 

 war, so wurde ich erst später in Absicht anderer Versuche 

 zu einer genaueren Prüfung der Empfindlichkeit meines Ap- 



