306 



parates veranlasst und theile hier die Methode und Resul- 

 tate dieser Untersuchung mit. 



Nach Entfernung der matten Glasplatte aus der Haupt- 

 axe des Instruments wurde demselben in einem Abstände 

 von circa 2 Füssen ein mit weissem Papier beklebter Schirm 

 gegenüber gestellt, welcher ebenso wie die seitliche Oeff- 

 nung des Photometers von ein und derselben Gaslampe mit 

 Argand'schem Brenner erleuchtet wurde. Es kam daher 

 sowohl das seitlich auf den Polarisationsspiegel geworfene 

 als auch das von dem Schirm in die Axe des Apparats re- 

 flectirte Licht von derselben Lichtquelle, so dass allfällige 

 Intensitätsschwankungen sich gegenseitig im Gesichtsfelde 

 compensiren mussten. Man überzeugte sich durch willkür- 

 liche Veränderungen der Flamme, dass die angewandte Me- 

 thode vollkommen ihrem Zwecke entsprach, und dass nur 

 erst bei sehr grossen Aenderungen Unterschiede im Pho- 

 tometer bemerklich wurden. Auch diese Fehlerquelle wurde 

 durch eine am Cylinder angebrachte Marke beseitigt, bis 

 zu welcher die Flammenspitze stets vor der Beobachtung 

 eingestellt wurde. 



Nach diesen Vorbereitungen versuchte ich mehrere Male 

 hinter einander, in Zwischenräumen von 3 bis 4 Minuten, 

 den Neutralisationswinkel (y) einzustellen und erhielt fol- 

 gende Reihe für das beobachtete Intensitätsverhältniss der 

 beiden Hälften des Gesichtsfeldes, wobei das vom Spiegel 

 reflectirte Licht (IJ als Einheit genommen ist. 



