312 



um den Einfluss des durch diese Drähte gehenden Stromes 

 auf das Galvanometer zu eompensiren, dergestalt, dass je 

 zwei zunächst liegende parallele Drahtlängen von entgegen- 

 gesetzten Strömen durchflössen wurden. Dies konnte auf 

 folgende Weise erreicht wenden. Fig. 5 stellt einen Theil 

 des Rheostaten dar. Der bei a und b isolirt befestigte Draht 

 geht zur Batterie. Bei c und e ist ein zweiter Draht be- 

 festigt, welcher jedoch von c über d bis e ununterbrochen 

 fortläuft und durch die Verbindung z?, welche auf und ab 

 geschoben werden kann, mit dem ersten Draht ab im Zu- 

 sammenhang steht. In derselben Weise sind, wie aus der 

 Figur ersichtlich ist, alle folgenden Drähte befestigt und 

 verbunden, so dass, wenn sämmtliche Verbindungen », i\. 

 v 2 etc. die oberen T heile der Drähte vereinigen, der Strom 

 genöthigt ist, die ganze Länge des aufgespannten Drahtes 

 zu durchmessen, während er bei herabgeschobenen Ver- 

 bindungen nur einen verhältnissmässig sehr kleinen Weg 

 zu durchlaufen hat, der von den Dimensionen des Appara- 

 tes abhängig ist und bei den Messungen mit in Rechnung 

 gebracht wurde. 



Die Verbindungen der Drähte bestanden aus zwei star- 

 ken Kupferblechen (s. Fig. 6), die in der Mitte durch eine 

 Schraube S angezogen und gelüftet werden konnten. Durch 

 sorgfältiges Abreiben mit Smirgelpapier wurden die Ober- 

 flächen der sich berührenden Metallflächen stets blank ge- 

 halten. 



Für die feineren Platindrähte war aber eine Länge 

 von 465 Fuss des besagten Kupferdrahtes noch nicht aus- 

 reichend, so dass noch 158 Fuss des angegebenen versil- 

 berten Kupferdrahtes aufgespannt werden mussten. Als 

 Verbindungen wurden bei diesem dünneren Draht sehr vor- 

 theilhaft die von Nörrenberg angegebenen benutzt. 1 ) Die 



') Midier' 8 Fortschritte der Physik p. 254. 



