:M6 



phragma von 15 ,nm Oeflnung nur die Lichtentwickelung der 

 mittleren Theile des Drahtes geraessen und auf diese Weise 

 jeder störende Einfluss der Electroden auf die entwickelte 

 Lichtmenge beseitigt. 



Die Entfernung der parallel über einander ausgespann- 

 ten Drähte betrug l,5 mm und es war nothwendig, durch 

 Versuche zu ermitteln, ob die innerhalb dieser Grenze ver- 

 änderte Lage des glühenden Drahtes von Veränderungen 

 der auf die matte Glasplatte des Photometers gesandten 

 Lichtmenge begleitet sei. Zu diesem Zwecke wurden zwei 

 Drähte von gleichen Dicken eingespannt und dieselben bei 

 gleicher Stromstärke abwechselnd ins Glühen versetzt. Es 

 zeigte sich hierbei durchaus kein Unterschied, sondern die 

 Lichtentwickelung war stets dieselbe, gleichgültig ob man 

 den oberen oder unteren Draht zum Glühen brachte. Zu 

 bemerken ist jedoch, dass bei allen diesen Messungen die 

 vordere Glasplatte so weit wie möglich von den Drähten 

 nach dem Innern des Photometers entfernt wurde, um den 

 durch die veränderte Lage des glühenden Drahtes beding- 

 ten Unterschied in den Auf falls winkeln der ausgesandten 

 Strahlen so klein wie möglich zu machen. Wie die Ver- 

 suche ergaben, war dieselbe durchaus ohne Einfluss auf die 

 Beobachtungen. 



4* Die constante Lichtquelle. 



Als constante Lichtquelle wurde eine Gasflamme ange- 

 wandt, welche aus einer circa 3 mm weiten Glasröhre aus- 

 strömte und durch eine circa 140 mm weite Umhüllung von 

 Blech gegen Luftschwankungen gesichert war. Durch An- 

 wendung eines Cylinders von 20 mm Weite und 270"™ Höhe 

 erhielt man eine vollkommen constante und unbewegliche 

 Flamme, deren Spitze nach dem Vorgange Bumens *) durch 



1 ) Poggend. Annal. Bd. C, p. 481. 



