320 



mit Vorsetzung des rothen Glases und Einstellung des Pho- 

 tonieters auf denselben Winkel beide Theile des Gesichts- 

 feldes gleich waren. Bei der Beobachtung durch das grüne 

 Glas musste die Gleichheit wie vorher durch Veränderung 

 des Winkels am Oculare .hergestellt werden. Es zeigte 

 sich, dass dieser Winkel bei den angewandten Drahtdicken 

 in beiden Fällen nahezu derselbe war, so dass in den fol- 

 genden Tabellen zur Bestimmung dieses Winkels das arith- 

 metische Mittel aus sämmtlichen Beobachtungen genommen 

 werden konnte. 



Nachdem bei den acht verschiedenen Einstellungen des 

 Photometers die Stromstärken bestimmt waren, welche er- 

 forderlich sind, in beiden Drähten dieselbe Lichtmenge zu 

 entwickeln, wurden die Widerstände bei diesen Stromstär- 

 ken bestimmt. Zu diesem Zwecke wurde mittelst der Rheo- 

 staten R und Äj der Strom auf die zuvor beobachteten In- 

 tensitäten genau eingestellt. Nachdem dies geschehen, wurde 

 der betreffende Platindraht aus- und der Rhéostat R 2 ein- 

 geschaltet. Entsprach nun der am Rheostaten eingeschal- 

 tete Widerstand demjenigen des Platindrahtes, so musste 

 sich, unter Voraussetzung eines vollkommen constanten Stro- 

 mes, das Galvanometer genau wieder auf die vorher beob- 

 achtete Ablenkung einstellen. Die Voraussetzung eines voll- 

 kommen constanten Stromes ist aber unzulässig, und da das 

 Einstellen des Rheostaten R 2 nach Massgabe der einge- 

 schalteten Drahtlängen einige Zeit in Anspruch nahm, so 

 wurde das abwechselnde Einschalten des Platindrahtes und 

 des Rheostaten so lange wiederholt, bis je zwei schnell auf 

 einander folgende Beobachtungen bei eingeschaltetem Pla- 

 tindraht und Rheostaten dieselbe Ablenkung des Galvano- 

 meters ergaben. 



Da mittelst Quecksilberverbindungen das Ein- und Aus- 

 schalten sehr schnell besorgt werden konnte und das Gal- 

 vanometer, wie oben bemerkt, sich schon nach circa vier 



