— 65 - 



ganze zu messende Grösse betragen. Auch bringen wir 

 in Erinnerung, dass eine Temperaturänderung von Vio 

 Grad einen Druckunterschied hervorbringt . welcher dem 

 ganzen Kohlensäurcgehalt entspricht. Wenn nun auch 

 Vorsichtsmassregeln getroffen waren, dass durch einen 

 Wassermantel das Eudiometer auf constanter Temperatur 

 gehalten wurde, so konnte doch sehr leicht ein s(;hr 

 nierklicher Fehler sich einschleichen , besonders wenn 

 man bedenkt, wie schwierig es ist, eine etwas grössere 

 Wassermenge auf constanter Temperatur zu halten. 

 Ausserdem musste noch die Aufnahme von Sauerstoff 

 und Stickstoff durch die Kalilauge einen merklichen 

 Fehler hervorbringen, der iunner den gefundenen Kohlen- 

 säurcgehalt etwas erhöhte. Ich erwähne hier noch, dass 

 die Art der Berechnung in der Arbeit von Lewy mir 

 nicht ganz klar geworden ist. Bei der Angabe der Be- 

 obachtungsresultate sind zweimal die Barometerstände 

 angegeben, das eine Mal über der Tabelle, das andere 

 Mal in der letzten Columne derselben. Da die letztern 

 Zahlen bedeutend kleiner sind (z. B. 562.15 in Paris), so 

 können sie unmöglich die wirklichen Barometerstände 

 bedeuten; ich nahm somit an, dass es die Ablesungen 

 des Barometers mit Hülfe des Kathetometers sind, wo- 

 bei nur oben abgelesen wurde, und der Nullpunkt also 

 zufällig ist; wenn die Beobachtungen nur zur Correction 

 der Aenderung des Barometerstandes dienen sollen , so 

 kann diess ausreichen, sobald das untere Gefäss des 

 Barometers weit ist. Bei der Berechnung sind nun aber, 

 wenn ich nicht sehr irre, diese kleinen auf einen will- 

 kürlichen Nullpunkt bezogenen Barometerstände zu Grunde 

 gelegt. Der Fehler, der hiedurch entstehen müsste, ist 

 so bedeutend, dass ich annehmen muss , es liege hier 

 entweder ein in den verschiedenen Tabellen sich wieder- 

 holender Druckfehler oder ein Missverständniss von 



