-■ 89 — 



Die Pettenkofcr'schc ^Icthodc lässt sich leicht ver- 

 vollkommnen , so bald man auf den Vortheil des schnellen 

 Arbeitens theilweise verzichten will. Man braucht nur 

 die Absorptionsröhre von Mohr und Gilm mit dem Titrier- 

 verfahren Pettenkofer's zn verbinden, und dann wird es 

 h;icht möglich sein, die erwähnten. Mängel zu beseitigen. 

 Es ist diess im Grunde auch das Verfahren, das Petten- 

 kofer selbst bei seinen grossartigen Untersuchungen über 

 die Respiration anwandte. 



Die Methode , die wir bei unsern Versuchen an- 

 wandten , w^eicht im Wesentlichen von der Pettenkofer's 

 nicht ab; doch glauben w^ir in einigen Punkten kleine 

 Abänderungen angebracht zu haben, die das Arbeiten 

 etwas erleichtern. Bei unsern Untersuchungen wurde 

 die Luft mit Hülfe eines Aspirators durch die absor- 

 bierende Flüssigkeit gesogen. Der Stand des Mano- 

 meters am Aspirator, des Barometers und des Thermo- 

 meters dienten zur Réduction auf normalen Druck und 

 die Temperatur Null. Zur Absorption dienten Glasröhren 

 von 1.5 Meter Länge und 12 Millimeter innerem Durch- 

 messer, die mit Barytwasser gefüllt waren. Um die Luft 

 zu vertheilen, haben wir es praktisch gefunden, die 

 Röhren mit abw^echselnden Schichten kleiner und gros- 

 ser Glasperlen zu füllen; zwischen den kleinen Glas- 

 perlen wird die Luft mannigfach vertheilt und in den 

 Zwischenräumen der grossen Perlen sammelt sie sich 

 wieder an, um bei der neuen Schicht wiederum vertheilt 

 zu werden. Grosse Glasperlen allein zertheilen die Luft 

 nicht hinlänglich, kleine allein verstopfen den Durchgang 

 zu sehr und lassen der absorbierenden Flüssigkeit zu 

 wenig Raum. Abweichend von dem, was Gilm und 

 Pettenkofer gefunden, absorbierte bei uns eine Röhre 

 die Kohlensäure nicht vollkommen; wir w^andten in der 

 Regel drei Röhren hinter einander an und gewöhnlich 



