Wîtterungsttbersicht des Jahres 1884:. 



Yon Albert Riggenbach. 



Instrumentalfehler. Am 19. Februar 1884 verglich 

 Herr Dr. Maurer, Adjuuct der schweizerisclien meteo- 

 rologischen Central- Anstalt, das Stationsbarometer im 

 Bernoullianum mit einem der Central- Anstalt gehörigen 

 Fuess'schen Reise-Normalbarometer. Als Correction des 

 Stationsbarometers ergab sich -^ 0,3 mm., während bis- 

 her + 0,7 mm. war angenommen worden. Nach Mit- 

 theilung von Herrn Director R. Bill willer rührt dieser 

 Unterschied daher, dass das alte Berner Normalbaro- 

 meter, auf welches das Basler früher bezogen worden 

 war, um 0,4 mm. zu hoch zeigte. Vom 1. Januar 1884 

 an wurde demnach zu allen Barometerablesungen bloss 

 noch 0,3 mm. hinzugefügt; die früher^) publicirten 

 Barometerstände sind sämmtlich um 0,4 mm. zu ver- 

 mindern. 



Nach einer am 25. November 1884 vorgenommenen 

 Bestimmung liegt der Eispunkt 



des trocknen Thermometers bei . , + 0^,36 

 des feuchten Thermometers bei . . + 0^,35 

 des Thermometers am Barometer bei + 0*^,4 

 dem entsprechend Avurden wie im Yorjahre alle Able- 

 sungen am trocknen und feuchten Thermometer um 0*^,3 



1) Diese Verhandlung. Th. YII, p. 217 u. ff., p. 257 u. ff., 

 p. 561 II. ff. 



