Das registrirende Thermometer des Polytechiiiciims. 



Von Prof. Dr. Zecll. 



(Hiezu Tafel I.) 



Seit October 1867 ist in der Ecke des Polytechnicums gegen 

 Alleenstrasse und Alleenplatz ein registrirendes Thermometer 

 nach Lamont aufgestellt. Die Temperatur wird bei demselben 

 durch die Ausdehnung einer Zinkröhre gemessen, die vertikal 

 aufgehängt ist, so dass bei Temperaturänderungen das untere 

 Ende sich senkt oder hebt. Die Röhre ist beiläufig IV2 Meter 

 lang, wird also bei einer Temperaturerhöhung von 20° etwa um 

 1 Millimeter länger. Die gar zu kleine Bewegung des untern 

 Endes wird deswegen durch doppelte Hebelübersetzung an eine 

 Spitze übertragen, die ungefähr den zwanzigfachen "Weg zurück- 

 legt , bei jedem Grad Reaumur erhöhter oder erniedrigter Tem- 

 peratur um l'/io Millimeter sich hebt oder senkt. Diese Spitze 

 notirt also die Temperatur gerade so, wie die obere Kuppe des 

 Quecksilbers im Thermometer. 



Soll nun die Temperatur alle Stunden registrirt werden, so 

 hat man dafür zu sorgen, dass die Lage jener Spitze für jede 

 Stunde notirt wird. Diess geschieht folgendermassen : alle volle 

 Stunden trifft der Minutenzeiger einer Uhr eine kleine Queck- 

 silberkuppe und schliesst dadurch einen galvanischen Strom von 

 sechs Meidingerschen Elementen, deren einer Pol mit dem Uhr- 

 werk, der andere mit der Quecksilberkuppe leitend verbunden 

 ist. Durch den geschlossenen Strom wird ein Electromagnet 

 erregt, welcher seinen Anker anzieht und dabei jene Spitze 

 gegen einen mit Tuch und darüber mit Postpapier überzogenen 

 Cylinder drückt, Nach kurzer Zeit hört der Strom auf, wenn 



