IVi*. !933 bis 935. 



C» Fischer-Ooster^ Beselireibting einei» 

 neuen einfaeben Satbometersi ^ mit 

 einer Abbildung. 



(Gelesen den 7. Februar 1852.) 



Es ist bereits 20 Jahre her, dass ich der Naturforschen- 

 den Gesellschaft in Bern die Theorie meines Bathometers, 

 wie sie hier vorliegt, mitgetheilt habe. Ein Fehler indessen 

 in dem damals von mir angewandten Mechanismus war 

 Ursache, dass mein Instrument bisher keine praclische An- 

 wendung gefunden. Erst neuere Versuche, die ich letzten 

 Sommer im Thunersee unternahm, hatten das glückliche 

 Resultat, dass ich einen sehr einfachen Mechanismus er- 

 fand, um das Instrument von dem angehängten Gewichte 

 zu befreien, so dass es von selbst wieder an die Oberfläche 

 kömmt, und also wegen seiner Einfachheit und Wohlfeil- 

 heit practisch brauchbar zu werden verspricht, was man 

 nicht von den bisher erfundenen Bathometern rühmen 

 kann. 



L Theorie meines Bathometers. 



Nach dem Mariot'schen Gesetz verhält sich das Volum 

 einer Gasart umgekehrt wie der darauf lastende Druck. 

 Wenn ich daher eine unten offene, oben geschlossene 

 Glasröhre mit dem offenen Ende nach unten in das Wasser 

 stecke, so wird sie sich um so mehr mit Wasser füllen, 

 je tiefer ich sie hinunter lasse, d. h. je grösser der Druck 

 der Wasserschichte über der Röhre ist. Aus der Höhe, 

 bis zu welcher das Wasser in der Röhre gestiegen ist, 

 kann ich, wenn dieselbe vorher genau calibrirt und gra- 

 duirt worden ist, die jeweilige Tiefe berechnen, bis zu 

 welcher man sie hinunter gelassen hat. 



CBern. Mitth. März 18.52.) 



