— 78 — 



rection von v^ in Formel III. anwenden wollte, selbst 

 dann diese Correction kein zuverlässiges Resultat geben. 

 Ich habe daher auf den Rath meines Freundes, Hrn. Pro- 

 fessor C. Rrunner jun., mein Instrument so eingerichtet, 

 dass die Glasröhre während der ganzen Operation von 

 einer Schichte Wasser der Oberfläche umgeben bleibt. 

 Ich erziele dadurch den grossen Vortheil, dass die Tem- 

 peraturbeobachtungen sowohl des Wassers als der Luft 

 ganz vermieden werden und dass meine Formel der Be- 

 rechnung sehr vereinfacht wird. Denn durch ein vorläu- 

 figes Eintauchen der Glasröhre bis in eine bestimmte Tiefe 

 (von 1 oder 2 Fuss) sehe ich um wieviel bei diesem Drucke 

 und dieser Temperatur das Wasser in der Röhre ansteigt. 

 Nenne ich dieses Quantum m und die Tiefe bis zu welcher 

 bei diesem Probeversuch die Röhre eingesenkt wurde p, 

 so ist 



p = Q-=^ - 1) . (Ä+p) + p 



Es versteht sich von selbst, dass der Werth der Gapilla- 

 rität, als eine constante Grösse, zuerst sowohl von m ab- 

 gezogen als zu v^ addirt werden muss. Nenne ich daher 

 den Werth der Capillaritat c, so ist 



Ein Beispiel mag dieses erläutern und zeigen, dass das 

 Endresultat dasselbe ist, als mit Formel III. 



Wenn ich eine in 500 gleiche Volumtheile eingelheilte 

 Glasröhre bei einem Luftdrucke, der 32 Fuss Wasser das 

 Gleichgewicht halt, 2 Fuss tief in das Wasser halte, so 

 wird dasselbe um ein Gewisses in der Röhre ansteigen, 

 und zwar wegen dem Drucke von 2 Fuss Wasser um 



29,4 Theilc (denn Q^ - l) • 32 = 2, x=: 470,58 und 



