— 80 — 



den Factor für die Capillarität anzubringen. Heisst die- 

 ser c, so ist 



\ X i) 



(''^'^ ^272,85 + t ) 



Correctiou für die Comprejssibilität des Wassers* 



Da nach den Untersuchungen von Colladon und Sturm *) 

 dasWasser bei jedem Druck Atmosphäre sich um 0,00004965 

 des urspünglichen Volums zusammenzieht, so wäre eigent- 

 lich nölhig darauf Rücksicht zu nehmen bei Messungen 

 mit meinem Instrumente. Da indessen diese Correclion 

 bei circa 1000 Fuss Tiefe noch nicht einen ganzen Fuss 

 beträgt, so kann sie füglich bei Messungen in unsern Land- 

 see'n unterbleiben. Wollte man hingegen mein Batho- 

 meter zu Sondirungen im Meere anwenden, wo Tiefen 

 von 20,000 Fuss und mehr vorkommen, so muss diese 

 Correction angewandt werden. Die Formel IV. würde sich 

 folgendermassen gestalten. Bezeichne ich der Kürze halber 

 in Formel V den Theil 



( ! l) 



(^^^ ^272,85 -ht ) 



VI. P = n.A(i— (n+t) • 0,0000248) der Ausdruck der 

 Formel mit Berücksichtigung der Compressibilität des 

 Wassers. Denn bei dem Drucke von 



1 Athmosphäre ist A' = A — 0,0000496.A 



2 » )) A" =A — (0,00004965. A)2. 



3 )) )j A'"=A — (0,00004965A.)3. 



n ), » A" =A — (0,00004965A.)n, folgUch 



«^) Vide Müller. Pouillct I. y. 113. 



