— 89 — 



in einem Stücke von Glas sich anfertigen zu lassen, und 

 das Ganze in einen breiten hölzernen Cylinder zu thun, 

 in der Art wie Fig. I. Bei Fig. II ist c die Glasröhre, 

 V der blecherne Ansatz, k der Kork in welchem die Vor- 

 richtung zum Ablösen des Gewichtes angeschraubt wird, 

 p die Bleiplatte zum Vermehren des spec. Gewichtes des 

 Instrumentes, im Falle es nöthig ist, o die Oeffnungen 

 zum Eindringen des Wassers, a das hölzerne Rohr, das 

 mittelst der Häkchen ss an die Ringe tt des blechernen 

 Ansatzes befestigt wird. 



Sei dem wie ihm wolle, so muss man jedenfalls darauf 

 bedacht sein, sein Instrument so wohlfeil als möglich zu 

 machen, denn trotz der grössten Vorsichtsmassregeln kann 

 es wiederfahren, dass es entweder im Grunde des Was- 

 sers bleibt, oder beim Heraufkommen nicht wieder ge- 

 funden wird. Wenn man die Röhre sich selbst auf Pa- 

 pier graduirt und mit Firniss überstreicht, und die vor- 

 hin von mir beschriebene Vorrichtung mit den Rädchen 

 sich anfertigt, so wird ein solches Instrument den Preis 

 von 2 franz. Franken nicht übersteigen, und man wird 

 doch eine so grosse Genauigkeit in den Resultaten erhal- 

 ten, als sich mit der Messschnur erwarten lässt, voraus- 

 gesetzt, dass die Glasröhre gehörig calibrirt und graduirt 

 worden. 



Dieses zu beweisen, mögen folgende Versuche dienen: 

 Den 31. Mai 1851 liess ich eine in 100 Theile graduirte 

 Glasröhre, inwendig mit Zuckerstaub bepudert, zuerst in 

 eine Tiefe von 100 Fuss, darauf in eine Tiefe von 200' 

 und endlich von 300'. Wegen der durch den langen Ge- 

 brauch erlittenen Ausdehnung der Schnur, die ich nach- 

 her genau verificirt habe, sind diese Tiefen 101,202 und 

 303' anzunehmen. Der Barometerstand, auf U^ reducirt, 

 war circa 718 Mill., welches einer Wassersäule von 32,5 



(Bern. Mitth. März 1852.) 



