~ 92 — 



wie bei den vorigen Versuchen war, so nehme ich die 

 Capillarität =0,5. Die ganze Rohre war in 100 Grade ge- 

 lheilt. Das Wasser in der Röhre stieg bis zwischen 3*^,5 

 und 4 der Einlheilung; nehme ich v' = 3,75, so ist: 



vi = 3,75 



cap.=0,50 



aAaf 3,75(17-4,8)\ ^ 



vicorr^=4,41 

 P= ^il^__i^ . 32,35 = 701 Fuss. 



I\achti*ägliche Bemerliiiugeu. 



1) Vorsichtsmassregel beim Messen : 



Nachdem man die Temperatur des Wassers an der 

 Oberfläche und den Stand des Barometers sich annotirt , 

 auch das Gewicht vermittelst der Schnur und des Ringes 

 (Fig. VI) an die Rädchen angehängt hat (Fig. III), wird das 

 hölzerne Rohr, in welchem die zuvor bepudei te Glasröhre 

 steckt, bis an die obere Oeffnung ins Wasser gehalten, 

 und so wie dieses oben ausdringt, mit dem Korke wohl 

 verschlossen und alsdann in die Tiefe des Wassers ge- 

 lassen. Auf diese Weise ist die Luft in der Glasröhre von 

 einer Schichte Wasser, deren Temperatur bekannt ist, 

 umgeben, und die Wände des hölzernen Rohres hindern 

 den Conlact des äussern kältern Wassers mit demselben. 



2) Da man aus der Erfahrung noch nicht genau weiss, 

 ob bei sehr grossen Tiefen (von 10 und 20 tausend Fuss) 

 das Mariot'sche Gesetz richtig bleibt, so ist es ein Leichtes, 

 anstatt einer Glasröhre zum Messen des Luftvolums, an 



