— 93 — 



dem hölzernen Rohre eine mechanische Vorrichtung mit 

 Windmühlenflügeln und einem Räderwerke zum Notiren 

 des zurückgelegten Weges', wie bei den Odometern, an- 

 zubringen, wie Andere schon gelhan haben. Auch kann 

 man das Rohr mit Ventilen so verschliessen, dass es das 

 Wasser des tiefsten Punktes, bis zu welchem das Batho- 

 meter gelangt ist, wieder mit an die Oberfläche bringt, 

 wie schon Saussure vorgeschlagen hat. Allein dadurch 

 wird das Instrument schon sehr vertheuert. Jedenfalls 

 kann die Vorrichtung mit der Glasröhre zur Verificirung 

 des Mariot'schen Gesetzes bei grossen Tiefen dienen, in- 

 dem man nur zu sehen braucht, ob die Luft in derselben 

 dasselbe Volum nach dem Hinunterlassen wie vor dem- 

 selben einnimmt. Gesetzt das Instrument gehe verloren, 

 so ist der Schaden nicht gross. 



3) Um den besondern Nutzen des blechernen Ansatzes 

 an die Glasröhre zu zeigen, diene folgende Berechnung: 



Es sei 10 Meter die Höhe der eine Atmosphäre auf- 

 wiegenden Wassersäule : das Volum der einfachen Röhre 

 sei =500, das der mit dem Ansatz verbundenen =5000. 



(^-^— lYlO= 990 Meter] 



I Differenz für 1 Grad der 



/^500 A ,^ ,^,^ i Scala von 250 Meter. 



{jj 1^.10=1240 » ] 



/5000 ,\ 



1 ).10= 990 Meter 



Differenz 32,4 Meter für 



/5000 A ,^ _^^, i 1 Grad. 



/5000 ,\ 

 C-49— V 



lU 10 =1022,4 » 



4) Gegen den Einwurf, den man meinem Bathometer 

 machen kann, dass, da nach den Untersuchungen von 

 Scoresby alles Holz unter einem gewissen Drucke, wegen 

 dem Entweichen der in den Poren desselben eingeschlos- 



